(5ß(3 Allgemeine Methodik. Anaerobienzüchtung in Platten. 



resinae der Britischen Pharmakopoe), öffnet beide Hähne und leitet Wasser- 

 stoff oder Leuchtgas (letzteres giebt ausgezeichnete Resultate) durch den 

 Hahn mit dem kurzen Röhrchen ein, sodass das Gas durch das lange Röhr- 

 chen austreten muss. Dann werden die Hähne geschlossen und mittels eines 

 Gummischlauches, welcher mit einem Glasröhrchen in starke Kalilauge 

 (109 g auf 145 ccm Wasser) taucht, mit Hülfe einer Luftpumpe vom kurzen 

 Hahn aus die Kalilauge und danach (zum Nachspülen, damit die Hähne 

 nicht angegriffen werden) Wasser in die Schale des Apparats nachgesogen, 

 worauf die Hähne geschlossen werden und der Apparat für den Thermostat 

 fertig ist. Die Kalilauge muss fertig bereitet sein, da sie sonst durch die 

 starke Erhitzung z. B. Gelatineculturen schmelzen würde. Die Pyrogallus- 

 lösung bleibt gelblich bis bräunlich. Der Versuch erfordere nur 5 Minuten 1 . 



Czapleivski. 



Petri (1813) empfiehlt zur Anaerobienzüchtung in Platten fol- 

 genden Apparat: Auf eine gelbe Glasplatte mit Schliff für eine Glas- 

 glocke kommen innerhalb eines aufgeschmolzenen Ringes über einander 

 3-9 PETEi-Schälchen zu stehen und auf diese ein hölzernes Gestell, welches 

 einen wie eine Zwiebel gestalteten Apparat trägt. Ueber das Ganze wird 

 eine Glocke gestülpt von 13 cm Höhe mit 2 cm hohem und 2,5 cm breitem 

 Halse. Durch den Pfropf dieser Glocke geht eine kurze Glasröhre für 

 Wasserstoffableitung und eine lange an der Wand der Glocke verlaufende 

 bis auf die Standplatte zur Einleitung. (Eigentlich sollte die Anordnung 

 umgekehrt sein, da Wasserstoff leichter ist als Luft. Ref.) Die Glocke 

 wird mit dem kreisrunden Schliff der Standplatte durch Einfettung mit 

 einem festen Fett abgedichtet. Der oben erwähnte Zwiebelapparat dient 

 als Indicator für die Entfernung des Sauerstoffs. Er besteht aus einer 

 soliden Glaskugel, deren obere und untere Calotte abgeschnitten sind. Oben 

 trägt er eine centrale Höhlung, welche 3-4 ccm 60proc. Kalilauge aufnimmt. 

 Die Seitenwände dieser Höhlung sind, aber nicht bis auf den Boden, durch 

 8 sternförmige Einschnitte tief gekerbt. In jedem Einschnitt steckt ein 

 Streifen Filtrirpapier, welcher mit Pyrogallol getränkt und getrocknet ist. 

 Will man nach Wasserstoffeinleitung nachsehen, ob der Sauerstoff genügend 

 vertrieben ist, so neigt man den ganzen Apparat, bis die Kalilauge zu einem 

 der Einschnitte tritt und von dem Pyrogallolpapier aufgesaugt wird. Ist 

 noch Sauerstoff vorhanden, so bräunt sich das Papier, andernfalls nicht. 

 Man wiederholt dann nach einiger Zeit die Reaction mit einem zweiten 

 Einschnitt und so fort. Im Uebrigen wird der Apparat wie andere An- 

 aerobienapparate behandelt. Die Gummischläuche der Röhren quetsche man 

 nicht kurz vor resp. hinter dem Glase zu, sondern etwas weiter davon ab, 

 um dem sich ausdehenden Gase Spielraum zu gewähren. Der Apparat ist 

 auf ein Minimum von Wasserstoff- und damit Zeitverbrauch berechnet und 

 von P. Altmann -Berlin zu beziehen. Czapleivski. 



Epstein (1766) giebt ein sehr einfaches Verfahren zur Züchtung 

 von Anaerobien in Plattenculturen an. Als Platten dienen Petki- 



*) Der Apparat wird geliefert von Baind and Tattlock in London. 



