670 Allgemeine Methodik. Thermostat. Apparat für die Erhitzung 



von Culturen. 



auf. Das gebildete Gas sammelt sich im Eudiometer. Will man die Gase 

 auffangen, so setzt man statt des Glasstopfens den Gummistopfen mit ge- 

 schlossenem Quetschhahn auf. Um die Gase aus dem Apparat auszutreiben, 

 setzt man an den Tubulus einen Schlauch und füllt durch diesen Wasser 

 in die Glaskugel, worauf die Gase nach Oeffnung des Quetschhahnes aufge- 

 fangen werden können 1 . Czapleivski. 



Forseth (1771) hat einen einfachen und billigen Thermostat 

 construirt, aus einem Blechkasten mit doppelter Wand bestehend, zwischen 

 welche Wasser gefüllt wird. Der Boden des Kastens ist jedoch einfach. 

 In den Hauptkasten findet sich ein kleinerer Blechkasten mit einer Aus- 

 flussröhre aus Blech, deren fortsetzende Kautschukröhre durch den Boden 

 des grossen Kastens geht und das eine Ende eines U-förmigen Glasröhr- 

 chens umfassend endet. Letzteres taucht in ein Wasserglas und ist an 

 dem anderen Ende spitz ausgezogen. Ueber diese Spitze ist ein umge- 

 stülptes Reagensgläschen geschoben, das an dem einen Arme eines Waage- 

 armes hängt, an dem eine Glimmerplatte befestigt heraufsteht. Wenn die 

 Luft des kleinen Kastens durch die Erwärmung des grossen Kastens mit 

 einem Licht und einer nahe am Rande hingestellten gewöhnlichen Lampe 

 sich ausweitet, entweicht sie durch die Röhre und strömt durch die Glas- 

 röhrenspitze empor und hebt somit das balancirende Reagensgläschen, das 

 wiederum die Glimmerplatte senkt und die Wärmeströmung der eben da- 

 runter gestellten Lampe von dem Kasten ablenkt. Stecksen. 



Stewart (1834) hat das MEYER'sche Heissluftbad für die Erhitzung 

 von Culturen zum Zweck der Isolirung verwerthet. Ein kupferner 

 Doppelkessel von innen 18 cm Tiefe und 9 cm Durchmesser ist am Rande 

 oben geschlossen bis auf einen Tubus, welcher eine einen Meter lange Con- 

 densationsröhre erhielt. Der Zwischenraum zwischen den beiden Kesseln 

 wird mit wenig reinem Benzol (Siedepunkt 80° C.) gefüllt. Beim Erhitzen 

 condensiren sich die Dämpfe in der Condensationsröhre, dadurch wird eine 

 gleichmässige Temperatur von 80° C. gewährleistet. Der Innenraum des 

 Doppelkessels wird zu ein Drittel mit Wasser von 80° C. gefüllt und mit, 

 Deckel bedeckt, welcher ein Innenraumthermometer trägt. In den Innen- 

 rauin kommen die Röhrchen mit der zu erhitzenden Flüssigkeit auf 15-20 

 Minuten, wenn das Thermometer 70° zeigt, bleiben dadurch zwischen 

 70-80° meist über 75° 2 . CxaplewsJci. 



Latapie (1795) beschreibt 2 neue Apparate zur Blutserumgewin- 

 nung. Beide beruhen auf dem gleichen Princip, dass das Blutcoagulum 

 durch nach Art der Drainruhren perforirte Glasröhren in sich getheilt und 

 behufs besseren Aussickerns des Serums zurückgehalten wird, wodurch er- 

 heblich mehr Serum als gewöhnlich aus der gleichen Menge Blut gewonnen 

 werden kann. Der erste Apparat ist für kleine Thiere, Kaninchen, Meer- 

 schweinchen, Ratten, Tauben etc. bestimmt und besteht aus 4 Theilen, 



1 ) Der Apparat kann nur ungenaue Resultate geben, selbst wenn man, wie 

 Verf. vorschlägt, den Gährkolben vorher auf Gährtemperatur erwärmt. Ref. 



2 ) Der Apparat ist also auch eine Modification des EHRLiCH'schen Apparates 

 zur Erhitzung der Deckglaspräparate. Ref. 



