Allgemeine Methodik. Apparate zur Blutserumgewinnung. 67 1 



a) dem tube trocart, b) dem reservoir pipette, c) dem tube en verre perce de 

 trous, d) einem Gummischlauchstück, welches a mit b vereinigt. Der „tube 

 trocart" ist ein starkwandiges Reagensrohr, welches unten zu einer feinen 

 Spitze ausgezogen ist, welche rechtwinkelig umgebogen und am Ende zu- 

 geschmolzen ist. Er wird umgekehrt, d. h. also die Spitze nach oben (resp. 

 wagrecht) gerichtet, in das oben offene, nur wenig weitere „reservoir pipette" 

 geschoben, welches in der Mitte seiner Länge noch eine Einschnürung hat, 

 welche a am weiteren Eindringen hindert. Eine luftdichte Verbindung 

 zwischen a und b wird durch das umgelegte Gummischlauchstück d erzielt. 

 Das „reservoir pipette" hat unterhalb der Einschnürung ein seitliches An- 

 satzrohr mit Watteverschluss und am Boden eine kleine knopfartige hohle 

 Ausstülpung (zum Absetzen der rothen Blutkörperchen), sowie oberhalb der- 

 selben ein schwanenhalsartig gebogenes, am Ende zugeschmolzenes Aus- 

 gussrohr. Fast durch die ganze Länge des Apparates geht frei hindurch 

 das durchlöcherte Drainrohr aus Glas, welches oben zugeschmolzen ist. 

 Man lässt im Apparat einige Tropfen Wasser und sterilisirt im Autoclav 

 bei 120°. Beim Gebrauch führt man die ausgezogene abgebrochene Spitze 

 unter bekannten Vorsichtsmaassregeln in die Carotis des Thieres nach dem 

 Herzen gerichtet ein. Das Blut steigt in den Apparat. Man hört auf, ehe 

 die Röhre a ganz gefüllt ist. Man schmilzt die Spitze vor der Lampe zu, 

 wobei man leicht an der Ansatzröhre ansaugt und lässt den Apparat um- 

 gekehrt, also a nach unten stehen. Wenn die Ablösung des Blutcoagulums, 

 welche man durch Ansaugen beschleunigen kann, vollendet ist, dreht man 

 den Apparat um, worauf klares Serum reichlich in das reservoir pipette 

 tropft. Schliesslich wird nach Abglühen die Spitze des Ausgussröhrchens 

 abgebrochen und das Serum mit Hülfe des Ansatzrohres durch dasselbe 

 ausgeblasen. Latapie rühmt dem Apparat, welcher seit 1 Jahr im Institut 

 Pasteur in Gebrauch ist, nach, dass man damit selbst von kleinen Thieren, 

 wie Ratte und Vögeln mehrmals Blut zur Serumgewinnung entnehmen 

 kann, ohne sie zu tödten. 



Der 2. Apparat ist für grosse Thiere bestimmt. Er besteht aus einer 

 mehrere Liter Blut fassenden Flasche mit excentrisch gestelltem Halse. 

 Dieser ist mit einem Kautschukstopfen geschlossen, welcher 3 Bohrungen 

 besitzt. Durch jede dieser Bohrungen führt ein Glasröhrchen, dessen inneres 

 Ende stark gegen den Gummistopfen zu umgebogen ist. Das erste Röhrchen 

 dient zum Eintritt des Blutes und ist durch einen Gummischlauch mit dem 

 Trocart verbunden, welcher die Vene punctirt. Das zweite Röhrchen dient, 

 mit Wattepfropf versehen, nur zum Eintritt der atmosphärischen Luft. Das 

 dritte Röhrchen ist zum Ablassen des Serums bestimmt und durch ein kurzes 

 Gummiröhrchen mit Quetschhahn mit einer kurzen spitz ausgezogenen und 

 vorläufig zugeschmolzenen Röhre verbunden. Im Apparat steht ein Bündel 

 Drainröhren aus Glas. Vor Gebrauch wird der Apparat im Autoclav ste- 

 rilisirt und der Gummistopfen mit Paraffin gedichtet. 



Beim Gebrauch wird die Vene des Thieres mit dem verbundenen Trocart 

 punctirt. Man lässt das Blut in den Apparat bis zur halben Höhe desselben 

 einlaufen und dann ca. 12 Stunden zur Bildung des Coagulums stehen. 



