(572 Allgemeine Methodik. Öperationsbvett für Thiere. 



Technik der bacteriologischen Wasseruntersuchung. 



Dann wird der Apparat mit Hülfe eines Gestelles, welches mittels Schrau- 

 ben eine sehr sanfte und langsame Neigung gestattet, geneigt, wodurch 

 das Serum nach dem Halse zu austritt, während das Blutcoagulum durch 

 das Bündel der Drainröhren zurückgehalten wird. Etwaige rothe Blut- 

 körperchen können beim Ablassen des Serums nicht mitgerissen werden, 

 weil das Köhrchen innen umgebogen ist. Diese innere Oeffnung muss nicht 

 zu nahe und nicht zu weit vom Stopfen entfernt sein, um nicht rothe Blut- 

 körperchen mitzubekommen und um nicht zu viel Serum zu verlieren. Das 

 umgebogene Ende des Luftröhrchens muss natürlich höher stehen. Beim 

 Ablassen wird nach Anlegen der Quetschhahn am Auslassröhrchen angelegt 

 und dieses nach Abglühen abgebrochen. 



1 Liter Blut soll mit diesem Apparat 700 ccm Serum liefern statt wie 

 früher nach den alten Verfahren nur 400-450 ccm. Im Schlachthof kann 

 man ebenso das Blut mit einem Trichter in den Apparat einlaufen lassen. 

 Zur Sterilisation wird der Apparat gut in Filtrirpapier eingehüllt, lang- 

 sam angeheizt und die Watte angefeuchtet. Cxaplewski. 



Del) raud (1758) beschreibt ein neues Operationsbrett für Thiere. 

 Dasselbe ist im Wesentlichen dem MALAssEz'schen Modell in einzelnen 

 Theilen nachgebildet. Wesentlich ist eine vom Kopf- zum Fussende des 

 Brettes verstellbare Querschiene, an welcher die Hinterfüsse des Thieres 

 mit Schlaufen befestigt werden können. An den Seitenrändern des Brettes 

 sind Leisten mit Löchern, an welchen die Vorderfüsse angebunden werden 

 können. Verf. beschreibt genau, wie das Operationsbrett für verschiedene 

 Thierarten und für verschiedene Operationen an denselben benutzt werden 

 kann. Besondere Vortheile scheint das Operationsbrett vor den in Deutsch- 

 land benutzten nicht zu bieten. Der Apparat ist auf solidem Brett montirt, 

 welches mit Metall belegt ist und auf welchem eine bewegliche Plattform 

 aus Zink oder Kupfer nach hinten ausziehbar verstellbar ist. Die Reinigung 

 und Desinfection ist leicht, weil Alles aus Metall ist. Auf den Rath von 

 Eoux hat Verf. den Apparat auf einem besonderen Tisch befestigt, welcher 

 unten noch Platten für Apparattheile und Instrumente etc. enthält. Details 

 s. Original. Czaplewski. 



AM)a (1732) dringt mit Recht darauf, dass wie die Chemiker über die 

 chemische Wasser Untersuchung sich auch die Bacteriologen über die 

 Technik der bacteriologischen Wasser unter suchung verständigen 

 sollen und schlägt folgende Leitsätze vor: 



1. „Die Wasserproben zum Transport vom Ort der Entnahme stets in 

 schmelzendem Eise aufzubewahren und die Culturen an keinem anderen 

 Orte als in einem Laboratorium anzulegen"; 2. „einen einzigen Typus von 

 Gelatine von einfacher und constanter Zusammensetzung anzunehmen"; 

 3. „die Züchtung nach der von Petei und Fischee modificirten Kocit'schen 

 Methode vorzunehmen"; 4. „die Culturen in einem Brütschrank bei einer 

 bestimmten und Allen bekannten constanten Temperatur wachsen zu lassen" ; 

 5. „die Incubation der Culturen möglichst lange fortzusetzen, wenn thun- 

 lichst bis zum 15. Tage, und falls die Zählung der Colonien vor genanntem 

 Termin vorgenommen werden muss, zu den wirklich constatirten Zahlen 



