Desinfectionspraxis. Taschensterilisirapparat. 675 



Controle von Dainpfsterilisirapparaten. 



kein Loch, reiclien aber nicht ganz bis zur Wand des Cylinders, sondern 

 lassen dort einen zirkeiförmigen Raum. Die Milch wird oben aus dem 

 Pasteurisirungsapparat eingegossen und fliesst unten zum eigentlichen Ra- 

 diator direct ab, den ganzen Cy linder im Zickzack zwischen den Scheiben 

 passirend. Die Grösse des „Zeitballons" wird nach der Pasteurisirungs- 

 temperatur und nach dem Leistungsvermögen der Maschine gerichtet. Bei 

 den Untersuchungen über die Wirkung, die bei einer Pasteurisirungstem- 

 peratur von 84° und 74° gemacht wurden, wurde die Milch mit l 1 / 2 bis 

 4 wöchentlichen Glycerinbouillonculturen (in grösseren, flachen Kolben ge- 

 wachsen) versetzt. Von der abgerahmten Milch und der Butter, welche 

 unmittelbar aus dem Radiator aufgesammelt wurden, spritzte J. 6-7 ccm 

 intraperitoneal Meerschweinchen ein. Einigen Meerschweinchen wurde eine 

 etwa erbsengrosse Masse von Milchschlamm, der im Mikroskop unzählige 

 Tuberkelbac. zeigte, ins Peritoneum eingeführt. Sämmtliche diese Thiere 

 (17 an Zahl) blieben gesund, während die mit 3 ccm der ursprünglichen, 

 mit Bac. versetzten Milch gespritzten Meerschweinchen nach 20-21 Tagen an 

 ausgesprochener Tuberkulose starben. Impfungen auf schrägem Agar mit 

 dem Material, das den Apparat durchgangen hatte, brachten sehr wenige 

 Colonien zu Tage. Stecksen. 



Bofillger (1743) beschreibt einen von ihm construirten Taschen - 

 sterilisirapparat für chirurgische Instrumente. Derselbe besteht 

 aus einem Zinkkasten (17.5 X 0.5 X 4.0). Derselbe lässt sich durch um- 

 legbare Füsse zum Abkochen der Instrumente benutzen, welche in einer 

 einfachen Segeltuchtasche Platz finden. Im Kasten sind ausserdem unter- 

 gebracht 2 Spiritusbrenner, eine Flasche mit Schraubenverschluss für 

 Spiritus, eine Subcutanspritze zu 2-3 cm, Glasröhrchen für Pastillen (Subli- 

 mat, Rotterin, Soda) und ein durchlöcherter Rahmen, welcher zum Ab- 

 kochen der Instrumente verkehrt eingesetzt wird. Gewicht mit ziemlich 

 reichem Instrumentarium 1 kg. Die Herstellung hat die Fabrik A.Schweick- 

 hardt-Tuttlingen übernommen. Oxaplewski. 



Stichel* ( 1 8 37) präcisirt im A nschluss an die Mittheilung Schüller's (s. u.) 

 die Anforderungen, welche man an einen brauchbaren Apparat zur Con- 

 trole von Dampfsterilisirapparaten stellen muss. Der Controlmecha- 

 nismus muss erkennen lassen, dass eine bestimmte Temperatur eine be- 

 stimmte Zeit lang auf das zu desinficirende Object eingewirkt hat. Er em- 

 pfiehlt zu diesem Zwecke einen von ihm construirten Apparat, bei welchem 

 zur exacten Zeitbestimmung eine imKern des Apparates befindliche chemische 

 Substanz dient, die erst nach und nach eingeschmolzen wird. Verebely. 



Schüller (1830) giebt im Anschluss an eine Mittheilung von Sticher 

 (s. o.) an, dass er zum Zwecke einer Controle von Sterilisirappa raten 

 kleine Maximalthermometer anwendet in einer Länge von 10 cm, mit einer 

 Scala von 70-130° C. Sie empfehlen sich durch die Einfachheit ihrer An- 

 wendung bei vollkommener Exactheit bei allen Versuchen. Verebely. 



V. Wunschheim (1852) konnte als Ursache der schlechten Leistungen 

 eines Dampfsterilisators in der Klinik des Prof. v. Hacker, Inns- 

 bruck, feststellen, dass der zur Speisung des Sterilisators der Hochdruck- 



43* 



