948 AlJgemeine Methodik, Desinfectionspraxis und Technisclies. 



hängt werden. Zur Demonstration von Versuchsreihen eignet sich besonders 

 eine tableauartige AufsteUung auf einer Glasscheibe mit Rahmen und Quer- 

 leisten mit vernickeltem Messingblech, welche wie ein Photographierahmen 

 aufgestellt wird. Kühle Aufbewahrung ist anzurathen^ Cxaplewski. 



Gertler (3027) hat einen einfachen Thermostat unter Benutzung 

 der bekannten von Esmarch zuerst zu gleichem Zwecke verwandten 

 Krystallisationswärme des geschmolzenen essigsauren Natrons construirt. 

 Derselbe besteht aus einem doppeltwandigen Holzschrank, in der Form ähn- 

 lich einem Mikroskopschrank. Der Raum zwischen den Doppelwandungen 

 ist mit Filz oder Kieseiguhr als Wärniedichtung gefüllt. Am Boden wird 

 der Thermophor, ein mit essigsaurem Natron gefülltes, mit Schraube ver- 

 schlossenes Metallgefäss eingeschoben. Darüber kommt ein Gestell für 

 24 Reagensröhren. Dasselbe wird, je nachdem für 24-36 und 48 Stunden 

 Wärmeabgabe verlangt wird, 30, 45-60 Minuten in siedendes Wasser ge- 

 legt und giebt bei 30 Minuten Kochen in den oberen Thermostatschichten 

 anfangs 34,5*^ C. nach 12 Stunden noch 32,5, unten etwas höher. Bei 

 45 Minuten Kochen ist Aufangstemperatur 35,2", nach 36 Stunden noch 

 23*^; bei 60 Minuten Kochen ist Aufangstemperatur 38-39^, nach 48 Stun- 

 den noch 23 ^ C. Bei Nichtgebrauch des Reagensglasständers legt man am 

 besten einen Pappdeckel auf den Thermophor und stellt erst auf diesen Papp- 

 deckel die Gläser mit Culturen. Die Brauchbarkeit dieses einfachen Brut- 

 schrankes für die Zwecke des practischen Arztes bewies Verf., indem eine 

 Anzahl der wichtigsten pathogenen Bacterienarten, darunter die empfind- 

 lichen Pneumok., parallel in einem Lautenschläger'schen Thermostat und 

 in seinem Apparat züchtete ohne Wachsthumsunterschiede nachweisen zu 

 können. Verf. macht darauf aufmerksam, dass man den Thermophor auch 

 als Wärmereservoir, gewissermaasseu als Wärmeaccumulator brauchen 

 kann, indem man ihn länger als eine Stunde kochen lässt, dann über der 

 Spiritusflamme weiter bis über 100" erwärmt und ihn ohne zu schütteln 

 im Thermostat abkühlen lässt. Wird die Wärme dann benöthigt, so nimmt 

 man den Thermophor heraus, schüttelt gehörig oder rührt nach Oeffnen der 

 Schraube den Inhalt gehörig durch. Sofort tritt Krystallisation und damit 

 Wärmeentwickelung ein, worauf der Apparat 24 Stunden benutzt werden 

 kann-, Cxapleivshi. 



Walz (3142) macht Gektlee (cf. vorstehendes Referat) darauf auf- 

 merksam, dass er selbst (Münch. Med. Wchschr,, 1900, No. 27) einen auf 

 dem gleichen Princip beruhenden noch compendiöseren Apparat beschrie- 

 ben habe, der neben grosser Einfachheit und Vielseitigkeit des Gebrauches 

 den Vorzug besitze, dass er nicht wie der GEETLEK'sche ^/.^-l Stunde, son- 

 dern nur l^/.,-2 Minuten gekocht zu werden brauche. Oxaplewski. 



^) Alle zur Anfertigung etc. nothwendigen Gegenstände sind von F. 0. R. 

 Goetze in Leipzig zu bezieben. Ref. 



^) Der Apparat wird geliefert von der Deutschen Thermophor- Actien-Gesell- 

 schaft, Berlin, Commandantenstrasse No. 14. Im Uebrigen hat Walz bereits 

 (Münch. med. Wchschr. 1902, No. 27) einen auf gleichem Princip beruhenden 

 Thermostaten zu gleichen Zwecken beschrieben. Ref. 



