Allgemeine Methodik, Desinfectionspraxis und Technisches, 949 



Tcdeschi und Rosselli (3133) beschreiben einen empfindlichen selbst 

 rcgniirenden electrischen Thermostat als Ersatz für die gewöhn- 

 lichen mit Gas arbeitenden Thermostate. Die Ausdehnung von Flüssigkeit 

 oder Gas im Wärmemantel des Thermostats wirkt auf eine Membran und 

 durch diese auf einen langarmigen Hebel. Bei Sinken der Temperatur 

 unter die gewünschte Grenze schliesst dieser einen Stromkreis, wobei sich 

 als Indicator eine Glühlampe entzündet. Der Strom löst ein Relais aus, 

 dessen Electromagnet einen zweiten Stromkreis schliesst und damit die zur 

 Heizung dienenden Widerstände einschaltet. Die Schwankungen erhielten 

 sich, wie die Abbildung eines Thermogramms beweist, während der Probe- 

 zeit (166 Stunden) mit geringen Schwankungen auf 37*^, während die Aussen- 

 temperatur zwischen 8 und 18^ wechselte. Dabei wurden i^'^ KW, also 

 643 Watt in 24 Stunden verbraucht. Bez. Details mag auf das Original 

 verwiesen werden. Cxa])leivski . 



Hsiiiflaufl (3038) heizt einen doppelwandigen Brutschrank auf 

 elektrischem Wege dadurch, dass Heizkörper in Form von Drahtspiralen 

 in Kupferröhren inmitten des Wasserraumes verlaufen. Die Regulirvor- 

 richtung besteht im wesentlichen aus einem Elektromagneten im Neben- 

 schluss, der einen Quecksilberunterbrecher aushebt. Zwei farbige Glüh- 

 lampen, die im Haupt- bezw. Nebenstrom eingeschaltet sind, zeigen jeder- 

 zeit den Stand des Brutschranks an. Diebich. 



Paul (3095) empfiehlt den seiner Zeit von W. Ostwald (Ztschr. f. 

 pliysik. Chemie II 1888, p. 561) empfohlenen Thermoregulator zur 

 Einführung für Thermostaten. Derselbe besteht aus einem langen cylin- 

 drischen Gefäss, welches die Temperaturschwankungen im Wasserraum des 

 Thermostaten aufnimmt und auf die übrigen Theile des Apparates weiter 

 überträgt. Bei einem Thermostaten mit 65 cm hohem, 60 cm breitem und 

 30 cm tiefem Innenraum ist dies Rohr ca. 1 m lang bei ca. 2-3 cm äusserer 

 Weite, bei kleineren Brutschränken weiter. (Dafür sind aber die Tuben der 

 Thermostaten meist zu eng. Ref.) Auf dieses Rohr ist ein Kugeltrichter zum 

 Einfüllen der Flüssigkeit mit eingeschliffenem Sperrhahn aufgeschliflfen. 

 Unterhalb des Sperrhahnes ist ein U-förmiges Rohr angeblasen, in welchem 

 in einer cylindrischen Erweiterung des Endes das rechtwinklig gebogene 

 Gaszuleitungsrohr mit einem Kork befestigt wird, während der Gaszufluss 

 zu dem Brenner durch eine unterhalb der cylindrischen Erweiterung seitlich 

 angeschmolzene Glasröhre stattfindet. Das an der Mündung verjüngte 

 durch den Kork geführte Gaszuleitungsglasröhrchen ist unten nicht ge- 

 schlitzt, sondern glatt abgestutzt und trägt oberhalb ein Nothloch, dessen 

 Grösse mit Hülfe von Siegellack und einem feinen heissen Draht regulirt 

 werden kann. Zum Gebrauch wird nach guter Einfettung der Schliffe mit 

 Ungu. cerei etc. das U-Rohr beiderseitig ca. 2-3 cm hoch mit reinem trocke- 

 nem Quecksilber gefüllt, der Aufsatz auf das am besten mit ausgekoch- 

 ter lOproc. Chlorcalciumlösung (auf wasserfreies Salz berechnet) aufge- 

 setzt und der Raum über dem Cylinderrohr durch den Hahn hindurch mit 

 dünnem Glasrohr bis zum Niveau des Quecksilbers mit der Lösung gefüllt. 

 Nach Herstellung der Gasverbindung und Einsetzung des Regulators in den 



