950 Allgemeine Methodik, Desinfectionspraxis und Technisches. 



Wassermantel des Thermostaten wird angeheizt bei geöffnetem Hahn, Wtäh- 

 rend der Kugeltrichter zur Hälfte mit der Lösung oder Glycerin gefüllt 

 wird. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, so wird der vSperrhahn ge- 

 schlossen und die feine Einstellung durch Verschieben des Gaszuleitungs- 

 röhrchens nach der Höhe oder Tiefe bewirkt. Hat sich bei längerem Ge- 

 brauch auf dem Quecksilber eine die Empfindlichkeit störende Schwefel - 

 quecksilberschicht gebildet, so muss das U-Rohr mit heissem Königswasser 

 oder Salzsäure mit chlorsaurem Kali gereinigt werden. Die Empfindlich- 

 keit des Regulators soll */.,q° betragen. Das Therniostatwasser muss aber 

 circuliren. Czajjleivski. 



Hammerl (3037) sieht den Schwerpunkt der Anaerobienzttchtung 

 in der Anwendung eines von vornherein möglichst 0-freien und kräftig redu- 

 cirenden Nährmediums. Die zur Zeit üblichen Mittel, Zucker und ameisen- 

 saures Natron, sind zur Herstellung eines völlig 0-freien Nährmediums völ- 

 lig unzulänglich, wie man durch Methylenblau als Indicator (welches bei 

 Reduction farblos wird) nachweisen kann. Wohl findet in der Tiefe nach 

 der Höhe langsam fortschreitend eine Reduction in solchem Nährboden 

 statt und wäre für Culturen in hoher Schicht verwerthbar. Dies ist aber 

 nicht der Fall bei der Plattenmethode, da der Nährboden, selbst wenn der 

 durch längeres Kochen ausgetrieben war, an der Luft sofort wieder 

 Sauerstoff aufnimmt, wie Methylenblauzusatz beweist. Die Entfernung 

 dieses Sauerstoffrestes sei dem Verf. nun mit keiner der üblichen Methoden 

 gelungen. Wenn nun trotzdem in Wirklichkeit auch mit den bekannten 

 Methoden Anaerobien auf Platten gezüchtet werden können, so liege das 

 eben daran, dass unter bestimmten Bedingungen Anaerobien auch bei An- 

 wesenheit von geringen Mengen zu gedeihen vermögen. Verf. will nun 

 auch den letzten 0-Rest entfernt wissen und verlangt, dass eine mit Methylen- 

 blau gefärbte Controllplatte farblos sein soll. Als bestes Mittel zur Er- 

 reichung dieses Zieles benutzt er das Schwefelammonium oder Ammonium- 

 sulfhydrat NH^ SH^. Das gewöhnliche Schwefelammonium der Laboratorien 

 ist hierzu unbrauchbar und bereitet er daher dasselbe stets frisch und keim- 

 frei durch Einleiten von HgS in steriles wieder abgekühltes W^asser in einer 

 sterilen Glasstopfenmensur mit Wattestopfen von 100-150 ccm (5-6 Min.), 

 Dies Schwefelwasserstoffwasser wird in 6-8 Reagensröhrchen zu genau 

 10 cm gefüllt und in das erste 2, das zweite 4 u, s. w. Tropfen Iproc. Am- 

 moniaklösung gegeben. Nach Durchschütteln kommen dazu je 3 Tropfen con- 

 centrirter Methylenblaulösung und bestimmt die Zeit, welche bis zur Ent- 

 färbung verstreicht. Das Optimum liegt meist bei 4 und 8 Tropfen und 

 die Zeitdauer bis zum Eintritt der Farblosigkeit ^/^-l Minute. Nach Maass- 

 gabe des ermittelten Optimums wird der Rest der Flüssigkeit in der Mensur 

 mit Iproc. NH^lösung versetzt und darauf das so gewonnene keimfreie 



^) Zu beziehen ist der Apparat von Dr. Hermann Rohrbeck, Berlin NW., Karl- 

 strasse 20a, zu 6 M., wobei Länge und Rolirdurchmesser anzugeben sind. 



^) Ref. benutzt das Schwefelammonium (Tbenkmann hat zuerst Schwefelalka- 

 lium und zwar Scbwefelkalium und Schwefelnatrium empfolilen) schon lange 

 vor Hammerl mit Vortheil. 



