Allgemeine Methodik, Dosinfectionspraxis un<i Technisches. 969 



Vorwärnmng unwirksamer Dampf resp. viel weniger wirksamer Dampf er- 

 reicht wurde, wie Rubner zudem an besonderen Versuchen mit Milzbrand- 

 sporen zeigen konnte. I5j{aatz modificirte die KuBNKii'sche Versuchsanord- 

 uung etwas, um Eindringen von Luft zu vermeiden. Als Dampfquelle be- 

 nutzte er ein Blechgefiiss (von 15X15, X 21 cm Höhe) mit 3 Liter Wasser, 

 welches durch einen Dreibrenner zum Sieden erhitzt wurde. Dasselbe hatte 

 1 Thermometer und war durch einen Dampfschlauch von 1 cm lichter Weite 

 mit dem Versuchsapparat verbunden. Letzterer war ein kupferner Trocken- 

 schrank mit 14,5 hohem, 14,5 breitem und 17,5 cm tiefem Innenraum, 

 welcher durch einen einfachen Bunsenbrenner angeheizt wurde. Die Innen- 

 wand wurde durch einen Tubus für die Dampfeinleitunj? durchsetzt. In 

 dem Trockenschrank wird eine allseits durchlochte Büchse von 7,5 Durch- 

 messer und 11,5 cm Höhe gestellt, welcher die Verbandstoffe (Wolle, Ver- 

 bandwatte, Verbandgaze) aufnimmt. In letztere ragt durch einen Tubus 

 ein Thermometer, ein zweites frei in den Innenraum. Er fand dabei, dass 

 auf 9P vorgewärmte Wolle in 100*^ Dampf in 7 Minuten auf 130'' stieg. 

 Auf 83*^ vorgewärmte erreichte in 7^0 Minuten 117,5^ und hatte in 28 Mi- 

 nuten mindestens 106". Bei einem Versuche mit leicht zusammengerollter 

 Verbandgaze constatirte er wieder das schwere Eindringen der Wärme 

 in Objecte, da im Innern der Verbandgaze bei 100" Temperatur im Luft- 

 räume doch erst nach P/^ Stunden 86'^ erreicht wurden. Ferner erreichte 

 die auf 89" vorgewärmte Verbandgaze im gesättigten 100" Dampf 122"C., 

 blieb über eine halbe Stunde auf über 110" und 17 Minuten über 117" C. 

 Braatz betont nochmals die Wichtigkeit der RuBNER'schen Befunde, dass 

 Milzbrandsporen, welche im gesättigten Dampf von 99,8" in 6 Minuten um- 

 kamen, in dem überhitzten Dampf in der Wolle bei 124-136'^ 30 Minuten 

 am Leben blieben. Verf. meint, dass die Anhänger der Schimmelbusch- 

 schen Ansicht von der Wichtigkeit der Vorwärmung und Besitzer der 

 Lautenschläger'schen und ähnlichen Sterilisatoren kaum wirklich jemals 

 Versuche mit denselben angestellt haben. Da eine Temperatur von 86'^ in 

 der Verbandgaze nach l^.. Stunden nur 3,5 cm tief eingedrungen war, 

 wird bei einem ScHiMMELBuscH'schen Apparat, welcher statt eines Sieb- 

 gefässes nur 2 Reihen Löcher hat, die Vorwärmung jedenfalls noch viel 

 langsamer vordringen, so dass davon in praxi im Lautenschläger'schen 

 Apparat gar keine Rede sein kann. Die Vorwärmung könnte da wohl nur 

 in den Randschichten auftreten, was bedenklich genug wäre. Verf. erhofft 

 durch die RuBNER'schen Arbeiten einen Umschwung in der üblichen chirur- 

 gischen Desinfectionspraxis. Cxapleivslci. 

 Stich (3128) hat als Maximalthermometer für die Sterilisirung von 

 Verbandstoffen etc. einen kleinen Apparat aus 2 Glaskugeln, welche 

 nach Art der Sanduhren verbunden sind, construirt. Die beiden Pole sind 

 im Innern durch einen Platindraht verbunden. Ein Kügelchen aus einer 

 bei der Sterilisationstemperatur schmelzenden Legiei'ung (Wisniuth, Blei 

 und Zinn) liegt vor Benutzung des Apparates in der oberen Kugel. Nach 

 Schmelzen fliesst diese in die untere Kugel. Um Ankleben der Legierung 

 zu vermeiden, ist der Apparat bis zu 1 Drittel der oberen Kugel mit Wasser 



