Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 333 



Mærkestregerne på Midten af den vertikale Sideflade istedetfor 

 på den horizontale Overflade. Mikroskoperne, hvorigjennem 

 ved Sammenligninger Stregerne betragtes, måtte da stilles 

 horizontale istedetfor som hidtil vertikale og ved Sammen- 

 ligning med transversal Forskydning måtte Normalerne altså 

 stilles over hinanden, istedetfor som nu ved Siden af hinan- 

 den. Såfremt ved disse Observationer Normalerne for at 

 erholde en jævn Temperatur, skulde anbringes i et Fluidum 

 måtte den forreste Væg af Beholderen forsynes med nöi- 

 agtig planparallele Glas. Hr, Wild sammenligner denne for 

 ham raundtlig af den for sine Arbeider i den mathematiske 

 Fysik berömte Professor F. E. Neumann i Königsberg frem- 

 satte Ide med Columbus Æg med Hensyn til den Lethed, 

 hvormed den löste Vanskelighederne. 



Netop denne samme Ide blev umiddelbart efter den 

 offentlige Diskussion og Vedtagelse af Formen for de nye 

 Meter-Prototyper i Paris privat fremsat for mig af Professor 

 Govi fra Turin, en af de Delegerede fra Italien, og har 

 sikkerlig også tidligere været taget under Overveielse ved 

 Konstruktionen af Længdenormaler, De Indvendinger som 

 jeg strax fremhævede mundtlig for Hr. Govi og senere skrift- 

 lig for Hr. Wild mod denne Ide, og mod Vedtagelsen af 

 et rektangulært Tversnit, ere folgende: 



En Normal, der let skal kunne antage en ensartet 

 Temperatur på sin Overflade og i sit Indre, — og Tempe- 

 raturforskjellen er ubetinget den störste Kilde til Feil —, 

 må være tynd. Den foreslåedc Prototyp har ingensteds en 



större Tykkelse end 3"^™, Tykkelsen af de to övre Ben er 



3 



blot . = 2,"^"^ 785, af de to nedre blot 2,"i«^528. En 



K 1,16 



Normal med rektangulært Tværsnit og 3"^"^ Tykkelse vilde 

 mod Böining i dens svageste Retning kun have en Stivheds- 



