340 Dr. O. J. Broch. 



XV. Sammenligningen meUem de forskjellige 

 Prototyper indbyrdes skal udföres idetmindste 

 ved 3 forskjellige Temperaturer. 



Disse Beslutninger bleve fattede efter Indslilling at en 

 Snbkommission, for hvilken Becquerel var Præsident og 

 Bosscha Rapportör. 



Det blev af denne Kommission fremhævet, at det nu 

 ikke længere var tvivlsomt, at man ved absolute Tempera- 

 turbestemmelser, hvor der var Spörgsmal om en större Köi- 

 agtighed end 0,i Grad, nödvendig måtte anvende Luftter- 

 mometeret. Ved Termometre af Metaller i fast Form, såle- 

 des som ved Bordas, afhang Udvidelsen af en særlig og 

 ofte variabel molekulær Tilstand, hvorfor Udvidelsen ikke 

 altid her foregik jævnt, men sprangvis. Ved Kviksölv fandt 

 vistnok ikke denne Mangel Sted, men Glassets Udvidelse? 

 der er omtrent ^ af Kviksölvets, og som kan variere 

 betydeligt, gjör at endog de bedst kalibrerede Kviksölvter- 

 mometre, hvis faste Punkter have været omhyggelig be- 

 stemte, dog kunne ved almindelig Temperatur vise forskjel- 

 ligt indtil flere Tiendedele af en Grad. Lufttermometret er 

 på Grund af Luftens betydelige Udvidelseskoefficient det 

 eneste tilfredsstillende inden de Grændser for Nöiagtighed, 

 som man her må fordre. Kommissionen måtte derfor i 

 Overensstemmelse med den forberedende Komite anerkjende 

 som Princip at alle Sammenligninger bör henföres til Luft- 

 termometret. 



På den anden Side måtte Konrimissionen bemærke, at 

 Lufttermometret var et kompliceret Instrument, hvis Anven- 

 delse medförer Vanskeligheder. For ved Hjælp af samme 

 at bestemme den absolute Temperatur på -^0 CIrad nær 

 fordres de mest minutiöse Forsigtighedsregler og en stor 

 Övelse, og den stadige Anvendelse af Lufttermometret ved 



