Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 341 



enhver Sammenligning med Prototypen vilde fremkalde be- 

 tydelige Vanskeligheder. Kommissionen troede derfor at 

 burde anbefale Benyttelsen af Kviksölvtermometre sammen- 

 lignede med Lufllermometret på Betingelse af, at denne Sam- 

 menligning jævnlig blev verificerct. 



Hvad Bestemmelsen af Prototypernes Udvidelse angik, 

 da antog Kommissionen at Fizeaus Methode vilde give en 

 vigtig Bestemmelse af Udvidelses-Koefficienterne for den 

 Materie, hvoraf Metrene konstrucredes. Men man antog at 

 det dog var nödvendigt at forelage nöiaglige og talrige Under- 

 sögelser angående hver enkelt Prototyps absolute udvidelse, 

 og at disse Undersögelser derpå kontrolleredes ved Bestem- 

 melse af deres relative Udvidelse. I delte Öiemed, os for 

 med Sikkerhed at kunne bestemme, hvormange Led man 

 burde medtage i Formelen for Udvidelsen, burde den absolute 

 Udvidelse bestemmes ved flere forskjellige Temperaturer, 

 mindst ved 5 imellem 0* og 40* C, medens den relative 

 Udvidelse, der sandsynligvis vilde fremstilles ved en lineær 

 Formel, anloges at knnne bestemmes efter blot 3 forskjellige 

 Temperaturundersögelser. 



Kommissionens Majoritet antog, at ved disse Undersö- 

 gelser vilde Neddykningen af Melrene i et Fluidum med- 

 god Varmeledningsevne, således som Glycerin, og Anven- 

 delsen al den af Baron Wrcde anbcfalede differenlielle 

 Methode være at foretrække. Også Sammenligninger i Luf- 

 ten kunde udföres i et Rum med konstant Temperatur; 

 et sådant var indrettet i Conservatoriel af den forberedende 

 Kommission. 



Med Hensyn til de forskjellige Meninger om, hvorledes 



Meterstængernes midlere Temperatur ved Sammenlignin- 



gerne skulde bestemmes, havde flere forskjellige Meninger 



været fremsatte: af von Jolly fra München ved Kjælp af et 



N. Mag. f. Naturvsk. XX, 4. 23 



