Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 347 



vendte Termometre have været sammenlig-nede med Regnaults 

 Normaltermometer, der af denne berömte Fysiker atter var 

 meget nöiagtigt sammenlignet med et Lufltermometer og 

 Korrektionstabeller ere derefter opstillede. Fizeau antager 

 dog selv (Comptes rendus Mai 1866) at Nöiagtigheden kun 

 går op til i^ö CJrad C. Med en Temperaturdifferents af 

 omtr. 50*, vil man således her neppe komme til större Nöi- 

 agtighed ved dennes Bestemmelse end på 0,oo2 nær, og 

 altså Udvidelseskoefficienten heller ikke findes med större 

 Nöiagtighed; med en Temperaturdiflerents af omtr. 100* vil 

 man höist komme til en Noiagtighedsgrændse af 0,ooi. Det 

 tör derfor være höist tvivlsomt om Udvidelseskoefficienten 

 på denne Made, der dog ubetinget giver de muligst nöiagtige 

 Resultater, kan antages at være fuldkommen pålidelig læn- 

 gere end til dens tredie Ziffer, og den anden Udvidelseskoef- 

 ficient vil neppe med fuld Sikkerhed kunne stoles på læn- 

 gere end til dens förste Ziffer. 



I den Række af lagttagelser over forskjellige Legemers 

 Udvidelseskoefficienter, som Fizeau har meddelt, betegnes 

 den til en bestemt Middeltemperatur svarende Koefficient 

 med a. og Variationen af denne Koefficient for 1 Grad 



Celsius ved —/ty* Værdien af a angives af ham hyppigt 



'i 



i Enheder af 7de Decimalsted, Værdien af ~~ stedse i En- 



heder af 8de Decimalsted. Når således Procés-verbaux 1869 



pag. 67 iJdvidelseskoefficienten for et undersögt Stykke 



Platina fra Bordas Tid angives for en midlere Temperatur 



af 40* til 90,033 med en Variation for hver Grad af 0,87, 



A Oi 

 altså : a = 90,033, -TT-r- =0,87, så betegner dette at: 



40 ^^ 



a = 0,000009 0033, -^-^ = 0,0000000087. 



40 A 



