366 Dr. O. J Broch. 



må antages usikker med 0,oooi5 Milligram, endog forudsat 

 4en absolut nöiagtige Bestemmelse af t, b, v. 



Tages der imidlertid endvidere Hensyn til at Luftens 

 Temperatur i Vægtskabet ikke kan bestemmes synderlig 

 nöiere end til 0,i Grad, at dens Barometerstand reduceret 

 tu Nul Graders Temperatur for Kviksölvet ikke kan bestem- 

 mes nöiere end på 0,i Millimeter nær, og at Fugtigheds- 

 trykket bestemt ved August'5 Psykrometer ikke kan antages 

 bestemt nöiere end på 0,5 Millimeter nær, så vil Usikkerhe- 

 den ved Bestemmelsen af Luftens Vægt i et almindeligt 

 Arbeidsværelse neppe kunne ansættes under: 0,ooo5 Milli- 

 gram for hver Kubikcentimeter, altså for en Kubikdecimeter 

 Luft neppe til mindre end 0,5 Milligram, for en Kubik- 

 meter Luft til i Gram. 



Ved Sammenligning af en Messing-Etalon af Volumen 

 123,691 Kubikcentimeter, som af General Wrede foreslået, 

 med en Platina-Prototyp af specifik Vægt 21,432, altså Volu- 

 men 46,659 Kubikcentimeter, hvilket vil være de nye Pro- 

 totypers Volumen, vil man altså ved Veining i Luften og 

 Reduktion ved Beregning til lufttomt Rum, Veiningen forud- 

 sat absolut pålidelig, dog ikke kunne komme til en större 

 Nöiagtighed end 77 X^jOoo 5 = 0,04 Milligram. Denne Usikker- 

 hed ved Bestemmelsen af de forskjellige fysikalske Omstæn- 

 digheder, hvorunder Veiningen finder Sted, og navnlig ved 

 Bestemmelsen af Temperaturen i Vægtskabet, svarer til en 

 Usikkerhed ved Bestemmelsen af Voluminet af 0,03 Kubik- 

 centimeter. Ved Kubikcentimeter menes her, som ovenfor 

 bemærket, overalt Volumen af 1 Gram Vand ved Tempera- 

 turen for Våndets störste Tæthed. 



XXIV, Det internationale Kilogram skal kon- 

 strueres af den samme Materie som den inter- 

 nationale Meter, d. e. af Platina-Iridium inde- 



