Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 383 



Forarbeidelsen af samme og dens nöiaglige Volumenbestem- 

 melse antages at være Cylinderformen, hvorved Nedsænk- 

 ningen foretages med horizontal Axe. Legemet gjöres hult, 

 så at dets Vægt i Vand kun er ubetydelig, såvel for at 

 denne Vægt såmegct nöiere kan bestemmes som for at Legemet 

 såmeget lettere kan antage samme Temperatur, som det samme 

 omgivende Vand. I dette Öiemed bör Tykkelsen neppe være 

 over 3 — 4 Millimeter og den ved större Cylindre nödven- 

 dige större Masse anvendes, som ved Lefévre-Gineaus Un- 

 dersögelser, til Dannelsen af et indre Skeiet, der kan give 

 Cylinderens Overflade den fornödne Stivhed. Cylinderens 

 Kanter bör helst være absolut skarpe, eller, såfremt der skulde 

 vise sig Vanskeligheder herved, gives en bestemt liden Af- 

 stumpning, der dog bör være plan, ikke afrundet, og hvilken 

 da ved Volumenbeslemmelsen kan medtages i Beregningen. 

 Skulde Cylinderen have som foreslået et Volumen af 

 ca. 50 Kubikdecimeter vilde det erholde en Diameter og 

 Höide af omtrent 400 Millimeter. Volumenet af en sådan 

 Cylinder vil sikkerlig, når alle Forsiglighedsregler iagttages, 

 kunne bestemmes så nöiagtig at den sandsynlige Feil ikke 

 overstiger nogle få (5 à 6) Milliontedele. Bestemmelsen af 

 Volumen bör helst foretages så nær som mulig den Tem- 

 peratur, hvorved de senere Observationer agtes udförte og 

 Cylinderens Udvidelseskoefficient desuden særlig bestemmes. 

 Selve Veiningen i Luft og i Vand kan foretages med en så 

 stor Nöiagtighed, at den sandsynlige Feil herved bliver for- 

 svindende. Ved Bestemmelsen af Våndets Temperatur vil 

 det vise sig, at denne altid bliver forskjellig i forskjellige 

 Dybder. Virkningen heraf undgåes eller reduceres til et 

 Minimum ved at foretage Veiningerne ved en sådan Tem- 

 peratur over den for Våndets störste Tæthed, at Legemets og 

 Våndets Udvidelseskoefficient i Nærheden af samme er omtrent 



