Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 389 



somt er den nöiagtigste, er der derfor ikke Adgang til at 

 benytte. Den hydrostatiske Bestemmelse af et Legemes 

 Volumen giver samme i Volumenenheder af en Vægtenhed 

 Vand, ikke i målte Volumenenheder; således i Volumen af 

 et vist Antal Gram Vand ved Temperaturen for Våndets 

 störste Tæthed. Den Usikkerhed sodq fmdcr Sted mellem 

 Forholdet af 1 Gram Vand og 1 Kubikcentimeter, hvilken 

 höist kan sættes til ^^l^^ Del, bliver ved den Anvendelse 

 af samme, hvorom her er Tale, uden Indflydelse, da også 

 Luftens Vægt er bestemt for den samme Enhed. nemlig ikke 

 for målt Kubikcentimeter, men for Volumen af et Gram 

 Vand ved dettes störste Tæthed. 



Under Diskussionerne i Subkommissionen om Måden at 

 bestemme Arkiv-Kilogrammets Volumen, og særlig Differen- 

 cen mellem dets Volumen og de nye Prototypers Volumen, 

 fremliævede jeg den stereometriske Made, eller Anvendelsen 

 af et såkaldet Volumenometer, således som dette har været 

 anvendt af Prof. Miller (Phil Trans. 1856 pag. 877), og 

 min Tro på at denne Methode er at foretrække for den 

 direkte Måling med Komparatorer til Bestemmelse af det 

 absolute Volumen er bestyrket ved senere Gjennemgåelse 

 af de forskjellige Målinger af Arkiv-Kilogrammet. Disse 

 have ikke hidtil været udförte på den for Volumenbestem- 

 melser nöiagtigste Made, og heller ikke ere de bedste Be- 

 regningsmetoder altid anvendte. Man har således stedse 

 ladet sig noie med at tage Middeltallet af flere Höidemålin- 

 ger uden Hensyn til hvor disse ere tagne, og, — med Und- 

 tagelse af det österrigske Arbeide „Ueber das Verhältniss 

 des Bergkrystall-Kilograms zum Kilogramme der kaiserlichen 

 Archive zu Paris Wien 1870" pag. 9 og flg. — ligeså for 

 Diametrenes Vedkommende nöiet sig med at tage Middel- 

 tallet af alle disse, hvorved på Grund af Kilogrammets tem- 

 N. Mag. f. Naturvsk. XX 4. 26 



