Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 391 



af Gambey konstrueret noget mindre Platina-Kilogram (Phil. 

 Trans. 1856 pag. 877) og ved hydrostatisk Veining (pag. 

 881) bestemtes det sidstes Volumen til 730,o78 grains Vand, 

 hvoraf han fandt at Arkiv-Kilogrammet ved Nul Graders 

 Temperatur havde et Volumen lig Voluminet af 751, 197 eng. 

 grains eller 48,676 8 Gram Vand ved Temperaturen for Vån- 

 dets störste Tæthed. Antages det at Vægten af en Kubik- 

 decimeter sådant Vand er omkring 50 mgr. mindre end Kilo- 

 grammet, — hvilket, som af mig påvist er det sandsynligste 

 Resultat af Lefévre-Gineaus Undersögelser, — så svarer 

 ovennævnte Tal til 48,679 målte Kubikcentimeter. 



I ovennævnte Bestemmelse af Prof. Miller forekomme dog 

 flere Feil, dels Trykfeil, dels Regnefeil, — hvoraf den væ- 

 sentligste er pag. 877 nederst, hvor, efteråt Kviksölvets Vægt 

 i det graderede Rör er fundet lig 3614,99 grains mellem 

 0,0 og 108,9 """^ samt 1812,35 grains mellem 108,9 og 163,2 '^'^, 

 sluttes at det mellem O og 136°^™ vil veie 4532,87 grains, 

 medens en simpel Interpolation giver: 



3614,99 + —r^ ^' ' 1812,35 = 4519,50 grains og en 



100,2 — lUo,9 



nöiagtigere Beregning af Röret som kegleformet giver: 

 4518,68 grains. Enkelte mindre Trykfeil, der dog ere lette 

 at rette, samt nogle mindre væsentlige Regnefeil findes også 

 pag. 880 og 881, hvoretter Resultatet af den slereometriske 

 Måling rettere findes ved Nul Grader: 751,28 grains eller 

 48,682 Gram Vand ved Temperaturen for Våndets störste 

 Tæthed. 



Jeg henviser forövrigt herom til en af mig til den franske 

 Sektion i Februar 1874 afsendt Note, optagen i denne Sek- 

 tions Procés-verbaux. 



De ved Udmåling af Dimensionerne erholdte Resultater 



afvige, som tidligere vist, fra hinanden betydeligt. lagt- 



26* 



