Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 395 



målt med Gambeys Komparator, det andet, Schumachers 

 danske Kilogram, er bleven målt med en lignende Kompa- 

 rator af Repsold, og man ingen Sikkerhed har for at Ska- 

 laerne ved disse to Instrumenter stemme overens Hertil 

 kommer endnu, at Målene ere udförte af forskjellige lagt- 

 tagere under forskjellige Forhold og i forskjelligt Antal. 

 Rigtigere vilde det have været direkte at bestemme Skalaer- 

 nes mulige Feil. 



Jeg må derfor fremdeles holde på min i Subkommis- 

 sionen udtalte Mening om Fortrinet af en direkte Bestem- 

 melse af Volumdifferentsen fra et Hjælpekilogram ved Hjælp 

 af et hensigtsmæssigt Stereometer, medens Hjælpekilogram- 

 mets Volumen derefter bestemmes ved hydrostatisk Veining, 

 så at en direkte Udmåling af Kilogrammernes Dimensioner 

 aldeles bortfalder. 



Forövrigt har den Usikkerhed, der endnu finder Sted 

 med Hensyn til Arkiv-Kilogrammets Volumen, kun ringe Ind- 

 flydelse på sammes Vægtreduktion til lufttomt Rum. Thi, om 

 man end ansætterUsikkerheden til 20 Kubikmillimeter, — og ved 

 Millers sterometriske Måling er Usikkerheden neppe så stor, 

 — da svarer dette ved Reduktionen til Veining i lufttomt 

 Rum, kun til 0,o26 Milligram. Men selv en så liden Feil 

 onsker man at undgå, når den optræder som en kon- 

 stant Feil. 



Hvad Vægtmetoderne angår, da har den Gaussiske 

 Ombytningsmetode, hvorved de to Lodder först anbringes i 

 hver sin Skål og derefter ombyttes og på ny sammenlignes, 

 under forövrigt fuldkommen lige Omstændigheder, Fortrin 

 for Bordas, eller egentlig Pater Amiots, Substitutionsmetode, 

 hvor de Lodder, der skulle sammenlignes, afvexlende lægges 

 i den samme Skål, medens en Kontravægt eller, som den 

 også kaldes, Tara, bliver liggende uforandret i den anden Skål. 



