Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 397 



ved mekaniske Midler uden at Vægtskabct åbnes og uden 

 at Observator bringer sin Hånd, fra hvilken Varmeudstråling 

 altid finder Sted, ind i Vægtskabet, bortfalder denne Ind- 

 vending mod den Gaussiske Metode, og denne fortjener da 

 ubetinget Fortrinct, 



Ved Veining i Vand er selvfölgelig kun Bordas Metode 

 anvendelig. 



Hvad Veining i lufttomt Rum angår, da foretoges denne 

 tidligere således, at det ene af de to Lodder, der skulde 

 sammenlignes, anbragtes under en lufttom Klokke, der da 

 afveiedes mod en Tara, hvorpå senere det andet Lod an- 

 brag;tes under samme Klokke og afveiedes på samme Made, 

 men begge Veininger foregik i Luften. Herved blev da 

 Reduktionen til lufttomt Rum leitet, da Volumenet i begge Til- 

 fælde var den samme Klokke, og Korrektion blot fornödige- 

 des for de mulige forskjellige Tillægslodder og for den 

 ubetydelige i Klokken till)ageværende Luft, hvis Spænding 

 iforveien afmåltes ved et Manometer. Men denne Made havde 

 den store Ufuldkommenhed, at det næsten var umulig at være 

 sikker på at Klokken, med den Smörning denne stedse be- 

 hövede for at holdes lufttæt, veiede nöiagtig ligemeget. 



Man har derfor i den senere Tid konstrueret særegne 

 större Klokker, hvorunder den hele Vægtbalance stilles, og 

 hvorved Balancens Svingninger iagttages gjennem et i Klok- 

 ken anbragt Glas. Et sådant af Deleuil forfærdiget og ham 

 endnu tilhörende Apparat er opstillet og oftere benyttet i 

 Conservatoire des Arts et Métiers i Paris. I London besidder 

 Standards Departement en lignende Vægt forfærdiget af Orrtling 

 efter Tegning af Prof. Miller, og i München har Prof. von 

 Jolly en lignende mindre Balance. 



Den franske Vacuum-Balance må åbnes og påny lukkes 

 for hver Gang en Forandring af Lodder skal foretages i 



