398 Dr. O. J. Broch. 



samme. Som Folge heraf må Luften slippes ind og atter 

 udpumpes efter hver enkelt Observation, og til en Sammen- 

 ligning af to Lodder kræves stedse mindst 3 Observationer. 

 En lang Tid medgår som Folge heraf mellcm den förste og 

 sidste Observation. Men det er ved nöiagtige Veininger 

 stedse vigtig, at dette Tidsrum bliver så kort som muligt, 

 for at de uundgåelige Temperaturforandringer kunne have så 

 liden Indflydelse som muligt på Vægtbalancen. Hertil kom- 

 mer for Vacuumbalancens Vedkommende, at Luftens Udpump- 

 ning nödvendig frembringer en temmelig stærk Atkjöling, 

 der igjennem den omsluttende Klokke meddeler sig tilVæg- 

 ten, og som, uagtet Forbindelsen med Luftpumpen anbringes i 

 Klokkens Midte, dog aldrig fordeler sig fuldkommen sym- 

 metrisk til denne. Ved en Række Observationer jeg anstillede 

 med Deleuils Vacuum-Balance Hösten 1873 i Paris, viste 

 det sig at Temperaturforandringer, der væsentlig kunde til- 

 skrives Luftens Udpumpning, fandt Sted indtil 0',3 C. ; medens 

 Veininger i Luften ikke afveg fra hinanden mere end 0,5 mgr., 

 afveg Veiningerne i den til mellem 8 og 10 Millimeters 

 Spænding fortyndede Luft med over 1 mgr. 



Til samme Resultat med Hensyn til Veining i lufttomt 

 Rnm, var også tidligere en i 1859 nedsat Kommission, be- 

 stående af Regnault, Morin og Brix, der skulde foretage en 

 Sammenligning mellem det franske Arkiv-Kilogram og det 

 preussiske Platina-Kilogram af 1817, kommen. Denne Kom- 

 missions Rapport er udgiven i Berlin 1861 under Titel „Rapport 

 sur les comparaisons à Paris, en 1859 et 1860, de plusieurs 

 kilogrammes etc. Publié par ordre du gouvernement prus- 

 sien." Kommissionen antog, at de Afvigelser, som Veining i 

 lufttomt Rum fremviste og som enkeltvis gik op til over 

 2 Milligram, ialfald for det allervæsentligste skyldtes de 



