Den internationale Meterkommission i Paris 1872. 399 



Temperaturforandringer, der fremkaldtes ved Luftens For- 

 tynding, og de herved frembragte Uligheder i Vægtarmene. 



Ved den engelske Vacuum-Balance er en Indretning 

 truffen for at kunne manövrere Balancen, pålægge nye Lod- 

 der og ombytte de to sammenlignede Lodder uden at åbne 

 Klokken. Disse Manövre foretages nedenfra ved to gjennem 

 med Kviksölv fyldte Barometerrör gående Stålstængen En 

 detailleret Beskrivelse af denne Vægtbalance findes i „Seventh 

 annual report of the Warden of the Standards" p. 63 — 66, 



Men herved fremkommer en anden Ulempe, nemlig 

 Kviksölvdampe, der angribe Balancen. Når Bladguld anbrin- 

 ges tæt over det med Kviksölv fyldte Rör, blive disse snart 

 sorte af Amalgam. 



Da Vægten og Udvidelseskoefficienten af tor Luft nu må 

 ansees så noie bestemt, at, når Volumendifferentsen mellem 

 to Lodder ikke er altfor stor, Reduktionen af deres Vægt- 

 differents til lufttomt Rum kan foregå med al önskelig Nöi- 

 agtighed ved Beregning, vil det antagelig vise sig at Vei- 

 ninger i Luften under passende Forsigtighedsregler ere 

 at foretrække for Veininger i lufttomt Rum eller i stærkt 

 luftfortyndetRum. Men som en sådan Forsigtighedsregel tor 

 det være at anbefale, at foretage Veiningen i hermetisk 

 afsluttet Rum, altså med en Vægtbalance konstrueret for- 

 övrigt på lignende Made som Oertlings Vacuum-Balance, 

 hvorved, når den indvendige Luft har omtrent samme 

 Spænding som den ydre, ingen Vanskelighed kan opstå 

 ved at erholde lufttæt Manöverapparat uden Anvendelse af 

 Kviksölv. Herved har man da også Fordelen, at kunne 

 anvende fuldkommen tor Luft, og herved undgå den Kilde 

 til Usikkerhed, som Luftens Fugtighed stedse fremkalder; 

 denne kan ikke alene kun måles med en liden Grad af 

 Nöiagtighed, men har også antagelig en mærkbar Ind;? 



