62 

 trique de Cuvier et Geoflïoy-Saint-Hilaire ait obtenu le môme succès. 



Cependant elle doit seule rester dans la science. 



Si je suis parvenu à démontrer que les goniomètres faciaux sont ba- 

 sés sur les principes adoptés par Cuvier el Geoffroy-Saint-Hilaire, 

 comme leur emploi est plus facile et cent fois plus prompt, ils devront 

 être préférés. 



Revenons donc à l'instrument de Morton d'abord, puis au mien, et 

 tâchons d'apprécier leur valeur respective. 



Nous traduisons textuellement ici l'explication que l'auteur donne 

 du sien (ouvrage cité). 



INSTRUMENT DU DOCTEUR MORTON. 



Cet instrument, dont l'idée première appartient au docteur Morton 

 et à son ami le docteur Turpenny, a été soumis ensuite à de nom- 

 breuses modifications; le voici tel qu'il a été définitivement établi, et 

 tel que l'emploie l'auteur. 



Les lettres AAA représentent les bords de la base de l'instrument 

 (qui est en cuivre). 



Le bord antérieur est divisé en B en deux parties qui glissent l'une 

 sur l'autre, de manière à pouvoir augmenter ou diminuer la distance 

 entre les branches latérales gauche et droite. 



Afin de fixer le goniomètre au crâne, on adapte à chacune des bran- 

 ches latérales un coulant plat (1). Il est muni d'un pivot conique qui 



(1) Ce coulant glisse d'avant en arrière sur la branche correspondante, 

 mais peut être rendu lixe par une vis. 



