67 



Son goniomètre adapte invariablement la partie supérieure de l'é- 

 chancrure du plan facial sur la suture iïonto-nasale. Il me paraît im- 

 possible d'opérer avec lui, tel qu'il est, sur une tête de fœtus de très* 

 jeune enfant ou d'un petit animal ; pour un animal de forte taille, il 

 serait en entier à reconstruire. Mais, ce qui est plus grave, je soupçonne 

 un vice dans sa structure. En effet, une condition essentielle pour bien 

 établir le plan horizontal, c'est que ce plan prolongé coupe par le mi- 

 lieu, au niveau des orifices externes des conduits auditifs, les pivots 

 introduits dans ces conduits. Or l'auteur américain garde un silence 

 complet sur ce point. N'aurait-il pas senti toute l'importance de cette 

 condition? La face supérieure de chaque coulant sur lequel est soudé 

 le pivot correspondant n'est pas dans le plan de la base de son gonio- 

 mètre, on a donc tout lieu de craindre que les pièces qui s'introdui- 

 sent dans les conduits auditifs externes ne soient pas avec celle base 

 dans les rapports voulus pour que l'instrument soit exact. 



Le mien me paraît plus précis et plus simple. Il peut non-seulement 

 s'adapter sur des tètes d'adultes, mais aussi de très-jeunes enfants, et 

 même de fœtus ou de petits animaux. 11 suffit, pour les trois derniers, 

 d'avoir des coulants de rechange avec des embouts plus longs, et 

 comme chez eux le conduit auditif externe est très-raccourci, ces em- 

 bouts sont dirigés transversalement par rapport aux coulants. 



Pour s'en servir sur de grands animaux, il ne faut que donner à 

 l'instrument de plus grandes dimensions. Il peut s'appliquer sur le vi- 

 vant sans inconvénient, en se servant de pivots auriculaires beaucoup 

 plus courts et plus gros, arrondis, transversalement dirigés et re- 

 vêtus de fourreaux en caoutchouc. La manière la plus commode de 

 procéder dans ce cas, c'est de faire passer le plan horizontal immé- 

 diatement au-dessous du nez et par-dessus la lèvre supérieure. 



Enfin, ce qu'on ne saurait faire avec l'instrument de l'auteur précité, 

 et qui cependant est très-important, il permet de prendre l'angle facial 

 au-dessus de la bosse nasale et de la saillie des sinus frontaux. Il est 

 temps, en effet, de dégager la mensuration de cet angle de cette cause 

 d'erreur, ou du moins, si on continue à l'effectuer comme par le passé, 

 de noter aussi l'angle qu'on obtient en plaçant le bord inférieur de la 

 traverse M de mon instrument sur la limite supérieure des sinus fron- 

 taux, comme je l'ai indiqué précédemment. 



lime parait en outre possible, en faisant parcourir à la traverse mo- 

 bile de mon goniomètre un trajet plus ou moins étendu, et notant à 



