(5) Breiiosa. — porfiritas y microdioritas de s. ildefonso. 263 



aquel metal, pero sometiendo el polvo de las rocas k la accion 

 de la barra imantada, ^sta atrae alg-unos pocos granulos ne- 

 gros, opacos, que deben pertenecer k la mag-netita; y si en lu- 

 g-ar de la simple barra imantada, se usa un electro-iman, 

 puesto en comiinicacion con doselementosBunsen, elniimero 

 de granos opacos atraidos aumenta considerablemente, lo que 

 parece indicar que en ese caso, y por el mayor poder mag'n6tico 

 del electro-iman, 6ste atrae tambien los g-ranos de hierro tita- 

 nifero, menos sensibles que los de mag-netita a la accion de 

 la barra imantada. 



Demostrada la necesidad de recurrir al ex^men microsc6pi- 

 co de l^minas delg-adas de estas rocas para obtener el conoci- 

 miento exacto de su composicion mineral6g*ica y estructura 

 intima, s^ame permitido, 4ntes de dar cuentadelresultado de 

 tales observaciones, hacer una descripcion del microscopio 

 que he usado en mis estudios. Quizes esto pueda interesar k 

 aquellos de mis coleg-as que empiezan a cultivar tan fecundo 

 como interesante campo de investig'aciones, y no ban lieclio 

 todavia la eleccion del que les conviene adquirir. 



Despues de estudiar y comparar los diversos modelos que, 

 tanto en el continente, como en Ingdaterra, se construyen con 

 destino k la especialidad de los estudios petrog-r^ficos, me de- 

 cidi k adquirir el que fabrican con este objeto los Sres. Swift 

 & Son, de Londres, y que estk descrito en la pag-ina 12 de su 

 A catalogue of microscopes, introduciendo en ^1 alg-unas modi- 

 ficaciones, como la adaptacion del aparato binocular, y la de 

 una platina susceptible de movimientos rectang-ulares por 

 medio de tornillos y cremalleras. La primera modificacion 

 constituye una g'ran mejora, porque es de todos sabido que la 

 vision binocular, ademas de su gran comodidad cuando se 

 trabaja durante larg'o tiempo, permite observar el relieve de 

 los objetos y darse cuenta de su posicion relativa. La seg"unda 

 es indispensable si se quiere obtener una pronta y exacta 

 coincidencia de las aristas de los cristales, lineas de cruce- 

 ro, etc., con los bilos del reticulo, pues moviendo la prepara- 

 cion con los dedos se pierde mucho tiempo y nunca se consi- 

 g-ue aquel fin de una manera satisfactoria. 



La platina es g-iratoria con division en g-rados sobre plata, 

 y los ^ng-ulos se miden con un indice fijo desprovisto de no- 

 nio. Muestran en este punto alg-unos otros constructores una 



