261 



ANALES DE HISTORIA NATURAL. 



(6) 



escrupulosidad que me parece enteramente superflua ; hay 

 qnien divide el circulo en medios grados, y con el auxilio de 

 un nonio fijo se pueden apreciar minutos; pero este es un liijo 

 excesivo de exactitud cuando en la apreciacion del momento 

 de extincion de alg-unos cristales se pueden cometer errores 

 de grados (1). 



Puede centrarse la platina por medio de dos tornillos que la 

 imprimen movimieutos rectang-ulares de tal uniformidad y 

 precision , que en poco tiempo puede obtenerse un centraje 

 satisfactorio liasta para un objetivo de X de pulg-ada ingdesa. 

 Ig"ual resultado se obtiene con una pieza porta-objetivo pro- 

 vista tambien de dos tornillos, y que Mr. Swift proporciona 

 aparte si se desea. Ross en su nuevo modelo de microscopio 

 liace la platina fija y obtiene el centraje con esa pieza. 



La coincidencia del centro g-eom6trico y de giro de la pla- 

 tina con la interseccion de los liilos del reticulo ocular, 6 lo 

 que se llama su centraje, lia preocupado k todos los construc- 

 tores de microscopios, que ban ideado diversas disposiciones 



Fiff. 2." 



(1) Claro es que al liablar asi me refiero d los medios generalmente empleados en 

 los microscopios petrologicos para apreciar las extinciones, no a los muclio mas pre- 

 cisos que los cristalografos aplican en sus observaciones estauroscopicas. Con el es- 

 tauroscopio de Groth, provisto de la doble placa de penumbra, ideada por nuestro 

 ilustrado consocio el reputado quimico y cristalografo D. Laureano Calderon, se ob- 

 tienen los fingulos de extincion con la aproximacion de un minuto. 



