266 AN ALES DE HISTORIA NATURAL. (8) 



al hilo del reticulo P P ; el 4ng'ulo E C E\ que mide el g-iro de 

 la platina, es ig-ual oX P E d c'lng-iilo de extincion. 



Prosig-uiendo la descripcion del microscopio de Swift, con- 

 sig-naremos ahora la disposicion del aparato de polarizacion. 

 El polarizador est^ montado sobre un brazo exc^ntrico, de 

 modo que con s61o liacerle g-irar puede conseg-uirse que el 

 prisma se coloque en el centro de la abertura de la platina 6 

 se separe completamente de ella cuando es innecesario el em- 

 pleo de la luz polarizada. Lleva en su base un circulo movible 

 dividido en cien partes, y en la abrazadera del tubo g-iratorio 

 un indice fijo que marca las posiciones de cruce de los nicoles 

 cuando coincide con las divisiones Oy 50; pero sin necesidad de 

 niirar al circulo pueden apreciarse las posiciones de cruce, 

 pues al lleg-ar k ellas se producen pequenos saltos por medio 

 de un resorte que entra en dos rebajos que hay practicados en 

 puntos convenientes del tubo g-iratorio del polarizador. En 

 aberturas laterales que existen en el tubo del microscopio, 

 por encima del objetivo, entran k corredera, en monturas de 

 laton, primero el prisma que produce la vision binocular, des- 

 pues una placa de Klein, y por ultimo el analizador. Diclias 

 piezas pueden introducirse 6 sacarse del tubo del microscopio 

 d voluntad y con la mayor facilidad. Esta disposicion del ana- 

 lizador constituye una de las mayores ventajas de este modelo 

 de microscopio. En todos los demas el analizador se coloca 

 sobre el ocular, y sin contar con el inconveniente de que asi 

 se reduce considerablemente el campo, el paso de la observa- 

 cion con luz polarizada al ex^men con luz natural no puede 

 bacerse sin suspender la vision para quitar la pieza que lleva 

 el analizador. En el microscopio Swift el campo se reduce muy 

 poco, la oscuridad es completa con los nicoles cruzados , y el 

 paso de la luz polarizada k la natural se hace instant^nea- 

 mente con solo empujar el boton de que est^ provista la arma- 

 dura del analizador, y sin que teng-a que suspenderse ni por 

 un momento la observacion. 



Ademas de este analizador, est4 provisto el microscopio de 

 otro con circulo dividido y una celdilla g'iratoria, donde pue- 

 den introducirse placas cristalinas. Se coloca sobre el ocular 

 cuando es necesario observar los objetos con la interposicion 

 de placas de selenita 6 mica, laminas de Biot, etc. 



La formacion de las fig-uras de interferencia por el empleo 



