(43) Castellarnau. — vision MiCROsCuncA. 29». 



§ YIT. — Exnminomos alioni do (juu medios podemos valcr- 

 nos para liaccr que el eonjunto de rayo.s difractados que iin 

 objeto I'l estructiira ori<4-lna, cstc^ii contcnidos en el meiior 

 Aiig'ulo pos)ble; ciiestion dc la m.'is alta importancia, piiesto 

 que resuelve el problema de recog-er mayor cantidad, y por 

 lo tanto, de que haya mas semejanza entre la im^g-en y el 

 objeto. 



La formula (2), que indica los Ang-ulos que los distintos es- 

 pectros forman con la normal es, seg-un liemos visto, 



sen. B^ = m x JV. 



Para un espectro de 6rden determinado m, por ejemplo, de- 

 pende el valor de B^ del de x iinicamente, puesto que iVes 

 una cantidad constante para cada estructura; y tanto menor 

 sera B„,, cuanto menor sea x. La 6ptica fisica nos ensefui dos 

 medios de reducir el valor de x que podemos utilizar en este 

 case, y son: el empleo de luz monocromatica del extremo m^s 

 refrang-ible del espectro solar, y el hacer que los fen6menos 

 de difraccion se produzcan en un medio de indice superior al 

 del aire. 



La iluminacion monocromatica azul u violeta favorece nota- 

 blemente la definicion de los objetivos, por causas puramente 

 dioptricas, que no es del caso examinar aqui, y tambien h la 

 semejanza entre el objeto y su im^g-en, liaciendo que los ra- 

 yos difractados de distintos ordenes sean respectivamente 

 menos diverg-entes, y por lo tanto que puedan ser recogidos 

 por el objetivo en mayor numero. En una placa de difraccion 

 de 2.000 lineas por milimetro, los dos primeros espectros for- 

 marian entre si un ang-ulo superior k 180" con luz amarillo- 

 verdosa, de longitud de onda igual k 0,55."- (entre las rayas B 

 y F, parte m^s brillante del espectro), y por lo tanto un obje- 

 tivo ordinario no podria aprovecbarlos, mit^ntras que con luz 

 azul (X -= 0,45 u.) el ^ng'ulo seria solamente de 128° 19'. Este 

 ejemplo demuestra bien claramente las ventajas de la ilumi- 

 nacion monocromatica azul, ventajas notadas en la prActica 

 por todos los micrografos que se dedican al estudio de diato- 

 meas y dem^s test objects dificiles, y que, no obstante, no se 

 explican sino con la teoria Abbe; pues si unicamente depen- 

 diesen de la mejor correccion de las aberraciones de esferici- 



