(51) 



Castellaruau. — vision micuo^^cmji'ica. 



:«)7 



anteojos telesc6picos, si su si^-niticacion ha dc ser ig'ual : la 

 verdadera medida do iniinero de rayos. 



Supong'amos un objotivo de composicion cualquiera, y para 

 mayor g-eneralidad solo teiidremos en cuenta las lentes fron- 

 tal (A J y posterior (BJ (fig*. 3). Un objeto formara una im-A- 

 g-en 0" en el piano conjng-ado dc Oy a una distancia proxi- 



Fisr. 3. 



mamente ig'ual a la longitud del tubo. El cono de luz que 

 parte del punto y cuyo 4ng-ulo es2u (= ang-ulo de aber- 

 tura) forma a su emerg-encia de la lente posterior (BJ otro 

 cono cuyo diametro es PP'. Este di^metro en el microscopio 

 es equivalente k la «abertura» en los anteojos telesc6picos, y 

 por lo tanto sirve de Msepara la determinacion de la «apeTtxi- 

 Ta.y> En efecto: si tenemos en cuenta que la distancia entre el 

 objeto y el objetivo es siempre pequena con relacion k la que 

 media entre el objetivo y la imag-en (= long-itud del tubo), 

 nos podemos fig-urar que estamos en el caso del telescopio y 

 que 0* es el objeto y la imag-en, en lo cual, 6pticamente 

 liablando, no hay ning'un inconveniente. Ent6nces PP' ser^ 

 la «abertura» tal como la hemos definido antes , y medir4 la 

 cantidad de rayos que partiendo del punto 0* recog-e el siste- 

 ma 6ptico. Si en dos objetivos de la misma equivalencia focal 

 (del mismo aumento), cualquiera que sea su composicion 6pti- 

 ca, el diametro PP' es ignial, evidente esta que del punto 0* 

 recibiran ig-ual cantidad de rayos y los trasmitir^n k su foco 

 conjug-ado 0; y como la reciproca es cierta^ y adem^s no pue- 

 den emerg'er rayos que ;intes no hayan entrado, claro estA 

 tambien que el punto habra enviado en los dos casos ig-ual 

 cantidad de rayos a los dos objetivos. 



