(75) • Castellarnau. — vision microsc6pica. 831 



tAndose de objotivos perfectamcntc correg-idos — no depende 

 del sistema 6ptico, sino del objcto que necesita para su ex-A- 

 men mayor profiindidad de vision de la que pormite la aper- 

 tura einplcada.» 



2.° Esta consideracion y la sig'uiente no afectan al valor 

 de la imdg-en coino la que acabo de exponer; pero si influyen 

 poderosamente en la comodidad de la obscrvacion y en el 

 tiempo que para ella se necesita. Es sabido de todos los mi- 

 crog-rafos, y demostrado te6rica y pr^icticamente, que k medi- 

 da que aumenta la apertura aumenta tambien en creciente 

 prog-resion la sensibilidad del sistema k las pequenas faltas 

 de correccion, sobre todo en los objetivos secos. Eso no ten- 

 dria importancia para el observador si un objetivo pudiera 

 llevar en el mismo todas las correcciones hecJuis con el mAxi- 

 mo grado de perfeccion que el actual estado de la tecnica op- 

 tica permite, pues se reduciria la cuestion al mayor cuidado 

 que ei optico constructor deberia poner en hacer las correc- 

 ciones; pero no sucede asi, pues en realidad un objetivo de 

 gran ang'ulo solo se puede corregir para una determinada 

 preparacion, de modo que examinando otra que no se en- 

 cuentre en identicas circmistancias , la correccion desaparece 

 en mayor 6 menor grado, seg'un que estas circnnstancias cam- 

 bien mas 6 menos. Uno de los elementos que principalmente 

 influyen en la cantidad total de las aberraciones que hay que 

 correg'ir en un objetivo, es el espesor y la naturaleza de la 

 capa de los diferentes medios refrangibles que se encuentran 

 entre el radiante y la cara plana de la lente frontal — capa de 

 aire , cover J medio en que estci heclia la preparacion en los 

 objetivos secos — y como esta causa de error existe ficera del 

 objetivo y es variable segun las preparaciones, claro esta que 

 el constructor no puede hacerla desaparecer, y al salir de sus 

 manos solo podr& estar corregido para un espesor y natura- 

 leza determinada de dicha capa refrangible. Si el objetivo es 

 poco sensible k las ligcras faltas de correccion, un cambio 

 muy pequefio en el espesor del cover , por ejemplo, no altera- 

 vk la bondad de la imagen; pero si es muy sensible, un dis- 

 turbio en las correcciones tendra lugar, y la imagen perdera 

 en definicion. Con aperturas inferiores a 0,26 (30"), el espesor 

 del cor^r , dentro de los limites usuales, no tiene influencia 

 alguna, pero es ya sensible a 0,1 mm. cuando es de 0,50 (60°) 6 



