350 



Kohl, Zeiss' neues Vergleichsspectroskop. 



hier aut die o-enannten und äliDlichen bisher überall benutzten 

 Apparate nicht ein, weil ich glaube, die Bekanntschaft mit den- 

 selben bei jedem Physiologen voraussetzen zu dürfen, möchte 

 vielmehr den Leser bekannt macheu mit einem neuen Spectroskop, 

 welches die weltberühmte optische Werkstatt von Carl Zeiss 

 in Jena seit Kurzem in den Handel bringt und damit einem 

 lange gefühlten Bedürfniss nach einem handlichen Spectralapparat 

 von grosser Leistungsfähigkeit abhilft. Die genannte Firma be- 

 zeichnet das Instrument als „ Ve rgle ic hsspec tr oskop " , 



weil es in erster Linie ein genaues NCrgl eichen der Absorptions- 

 spectren von Lösungen ermöglichen soll. Es besitzt, wie aus 

 obenstehendor Figur hervorgeht, die Gestalt eines kleinen um- 

 legbarcn Mikroskops und schliesst sich insofern an die Mikro- 

 spectralapparatc äusserlich an, nur dass bei letzteren der untere 

 Theil von einem gewöhnlichen Mikroskop gebildet werden kann, 

 dem man den eigenthchen Spectralapparat aufsetzt. Der Objeet- 

 tisch F besitzt zwei 4 cm von einander entfernte OefFnungen 



