Kolli, Zeiss neues V'ergleiclisspectroskoi). 351 



diircli welche zwei darunter beündliche Spiegel das Sonnen- oder 

 Lani[)enlicl)t senkrecht nach oben reflectiren. Jedes dieser beiden 

 Licht bündel nimmt seinen Weg- durch Prismen, welche in dem 

 querlaufenden Ansatzstück am Ocular untergebracht sind, wird zer- 

 legt und erzeugt ein Spectrum. Die beiden Spectren erscheinen 

 neben einander und können durch den breiten Spalt C am Ocular 

 betrachtet werden. Im seitlichen Rohr D befindet sich die 

 Wellenlängenseala. welche durch den an der Rohrmündung be- 

 tindlichen Spiegel beleuchtet und deren Bild zwischen die beiden 

 Spectren projicirt wird. Die Spaltweite und damit die Hellig- 

 keit der Spectren kann durch Drehen des Knopfes A geändert 

 Merdeu. Drehung des Rohrstückes B ermöglicht scharfe Ein- 

 stellung der Scala und der Spectren, der Schraube E seitliche 

 Verschiebung des Scalen bildes. Durch an der Unterseite des 

 Objecttisches sitzende Federnpaare kann man nach dem um G er- 

 folgenden Umlegen des Instrumentes auf die vorstehenden Metall- 

 spitzen aufgelegte planparallele Cuvetten festklemmen. Die beiden 

 am Stativfuss befestigten Spiegel sind um vertikale und horizontale 

 Achse drehbar und mit Plan- und Concavseite ausgestattet. Hat 

 man die Spiegel gerichtet, die Spaltweite regulirt und die Scala 

 beleuchtet, so erblickt man schon bei Anwendung diffusen 

 Tageslichtes zwei mit den wichtigsten Fraunhofer' sehen Linien 

 ausgestattete Spectren übereinander. Es ist ein Leichtes, die 

 D-Linie durch Bewegung der Scala auf a = 589 einzustellen. 

 Will man bei sehr mangelhaftem Tageslicht die Scala in die 

 richtige Lage bringen, so braucht man nur vor den Apparat eine 

 Spirituslampe zu setzen, auf deren Docht man einige Kochsalz- 

 krystalle gelegt hat, oder man bedient sich eines erhitzten mit 

 Na Cl-Lösung getränkten Asbeststückes zur Erzeugung des Natron- 

 lichtes, verengert die Spaltweite auf ein Minimum und legt so- 

 dann die haarfeine Natriumlinie auf 589 der Scala. Benutzt man 

 directes Sonnenlicht, so steigert sich die Zahl der erscheinenden 

 F r a u n h o f e r'schen Linien in's Unendliche. Das Prismen tragende 

 Querstück sammt dem darciuf sitzenden Ocular gleitet an verticaler 

 Stativachse auf und ab und kann in beliebiger Höhe festgeschraubt 

 werden. 



Zur vergleichenden Beobachtung der Absorptionsspectren ver- 

 schiedener Lösung bedient man sich am besten der von der Firma 

 gelieferten Doppelabsorptionsgefässe. Graduirte dickwandige ab- 

 geschliffene Glasrohre sind in einer Entfernung auf eine ge- 

 schliffene Glasplatte aufgekittet, welche dem Abstand der beiden 

 OefFnungen im Objecttische entspricht. Zu bequemen colori- 

 metrischen Messungen bringt die Firma ausserdem Absorptions- 

 gefässe mit leicht zu variirender Flüssigkeitsschicht in den Handel, 

 über welche ich demnächst berichten werde ; ferner sei noch er- 

 wähnt , dass Einrichtungen getroffen werden , den störenden 

 Meniskus der Flüssigkeitssäule zu entfernen. Die Ausführung des 

 Instrumentes ist eine tadellose und das Arbeiten mit demselben 

 äusserst bequem, da es, wie jedes Mikroskop, aus seinem Schränkchen 

 schnell hervorgeholt werden kann, um nach der Arbeit mit einem 



