Botanische Gürten. — Instrumente etc. 107 



Botanische Crärteii und Institute. 



Burbidge, F. W., The Royal Botanical Garden, Belfast. (The üardeiier» 

 Chrouicle. Ser. III. Vol. XXIII. 189S. No. 578. p. 50—52. With fig. 19, 20.) 



Burchard, 0., Jahresberichte der agriculturbotanischen Versuchs-Station und 

 .Samenprüfungs- Anstalt zu Hamburg. VII. gr. 8". 11 pp. Hamburg 

 (W. Mauke 8ühne in Comm.) 1898. M. —.80. 



Instrumente, Präparations- und Conservations- 

 Methoden. 



Leiss, C, Ueber ein neues, aus Kalkspat h und Glas 

 zusammengesetztes Nicorsches Prisma. (Sitz. -Berichte d. 

 Königl. Preuss. Academie d. Wissenschaften in Berlin. Physi- 

 kalisch-mathematische Classe. 1897. p. 901—904.) 



(Jptisch brauchbarer Kalkspath ist bekanntlich nicht leicht zu 

 beschaffen und theuer, deshalb ist vom Verf. eine Construction des 

 polarisirenden Prismas ersonnen worden, bei welcher der Kalkspath- 

 mangel, wenn auch nicht gänzlich beseitigt, so doch wenigstens 

 bedeutend herabgemindert wird. Das neue Prisma erfordert näm- 

 lich nur die Hälfte des Materials der bisherigen Construction, die 

 andere Haltte wird durch eine bestimmte Sorte Glas ersetzt. 



Zu dieser Aenderung leitete Verf. folgende Ueberlegung. 

 j,Bekanntlich dient die zweite Hälfte des Nicol'schen Prismas 

 dazu, die erstere Hälfte zu einer planparallelen Combination zu 

 ergänzen, damit die aus dem ersten Theilprisma auftretenden 

 ausserordentlichen Strahlen keine Ablenkung ihrer Fortpflanzungs- 

 richtung erfahren und bei der Beleuchtung mit weissem Licht keine- 

 Dispersion stattfinden kann. Eine Glassorte, die in ihren optischen 

 Constanten — Brechungsexponent und Dispersion — volle Ueber- 

 einstimmung mit dem im ersten Prisma erzeugten ausserordentlichen 

 Strahl besässe, würde also einen durchaus vollwerthigen Ersatz 

 der zweiten auch aus Kalkspath hergestellten Prismenhälfte bieten. "^ 

 Obwohl nun genau eine solche Uebereinstimmung mit Hilfe 

 der zur Zeit zu Gebote stehenden Gläser nicht erreichbar ist, hat 

 Verf. dennoch die eine Prismenhälfte durch einen Glaskörper, von 

 ganz gleicher Form wie das eine der beiden Prismen, ersetzt und 

 mit den vorhandenen Glassorten Doppelprismen combinirt, die, als 

 Polarisatoren angewandt, in ihrer Leistungsfähigkeit den seitherigen 

 Arten kaum nachstehen sollen. Dass sie als analysirende Prismen 

 weniger geeignet sind, giebt Verfasser selbst zu. Denn in Folge 

 der niclit vollkommenen Uebereinstimmung der beiden Brechungs- 

 exponenten, von Glas und des ausserordentlichen Strahles im Kalk- 

 spath, tritt bei ihnen eine minimale Abweichung des Strahles ein. 

 Somit erfährt bei der Drehung des Prismas der beobachtete Gegen- 

 stand eine geringe oscillirende Bewegung. 



Eberdt (Berlin). 



