382 Instrumente, Präparations- und Conservations-Methoden. — Algen. 



Objectes an demselben, ist durch Zeiss und theil weise durch 

 Oschatz abgeholfen worden; doch haften den derzeit im Handel 

 befindlichen Instrumenten immer noch einige Mängel an, die Verf. 

 folgendermassen zu entfernen oder doch wenigstens zu schwächen 

 trachtet. 



Das neue Mikrotom wird nach dem Muster der gewöhnlichen 

 Instrumente hergestellt. An seinem Cylinder ist seitlich eine 

 Spalte angebracht, mittelst welcher es möglich wird, den das 

 Object tragenden Körper an- bezw. abzuschrauben. Einer der 

 seitlichen Ränder einer der Schlitzen verläuft nach oben in eine 

 Rinne, worin ein dem Objectträger zugehöriger Knopf verläuft, 

 gleichzeitig kann an diesem Rande die Klemme des Objectträgers 

 arretirt werden. 



Der Objectträger selbst besteht aussen aus einem hohlen 

 Cylinder, der aussen genau in die Röhre des Mikrotoms hinein- 

 passt, inwendig aber zu der Form eines hohlen Kegels ver- 

 schmälert ist. Dieser Cylinder wird unten an einem zweiten 

 hohlen Cylinder angeschraubt; letzterer trägt an der Spitze eine 

 röhrenförmige Klemme von 14 mm innerem Durchmesser, gleich- 

 falls kegelförmig gestaltet. Die Klemme ist der Länge nach in 

 vier Theile gespalten, welche beim Anschrauben aneinander ge- 

 brückt werden, so dass der innere Durchmesser dann nur 12, .5 mm 

 beträgt. Am Grunde besitzt der innere Cylinder eine Schrauben- 

 mutter, an welcher der dritte innerste Theil angeschraubt wird, 

 d. i. ein voller Cylinder, der in einen Kegel leicht ausgeht und 

 am Grunde einen Knopf zum An- und Abschrauben besitzt. 



Hat man das Object zwischen Holundermarkstücken mit 

 ziemlicher Genauigkeit, doch ohne Gewalt zu üben, in die röhren- 

 förmige Klemme hineingeschoben, dann drückt man auf den Knopf 

 des Mikrotoms, den man in die Hand nimmt, und lässt den Object- 

 träger hinabgleiten. Nun wird das in der Klemme befindliche 

 Object von oben hineingegeben, so dass dasselbe kaum 2 — 3 mm über 

 die Scheibe emporragt; man schliesst die Klemme, damit das Object 

 sicher gefasst sei, und schiebt den Objectträger hinein, bis er die 

 JVIikrometerschraube berührt. 



Der Apparat ist bei Koristka in Mailand für 30 Francs 



käuflich. SoUa (Triest). 



Claypole» Agues M., Cytology, embrj'olojjy and microscopical methods. 

 (Journal of Applied Microscopy. Vol. III. 1900. No. 4. p. 840—842.) 



Referate. 



Lemmermaiin, E., Beiträge zur Kenntnis der Plankton- 

 algen. HI. Neue Schwebalgen aus der Umgegend 

 von Berlin. (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. 

 Bd. XVni. 1900. Heft 1.) 



