Instrumente, Präparations- u. Conservations-Methoden. 159 



Die Stufenfänge und die Anwendung des Schliessnetzes werden 

 durch die Pumpmethode weit übertröffen. Das ist auch ihr 

 grösster Vortheil, dass sie ganz genaue Angaben über den Aufent- 

 haltsort der Planktonten macht und dadurch das Studium der 

 physiologischen Bedingungen sehr erleichtert. 



2) Anwendung der Pumpe bei der Untersuchung des Vier- 

 waldstättersees. 



Die Einrichtung besteht aus folgenden Utensilien : Pumpe, 

 Schlauch, Kessel und graduirte Schnur. Die Pumpe ist eine 

 Flügel pumpe, wie sie von den Specereihändlern als Petroleum- 

 pumpe gebraucht wird. Sie kann an den Rand einer jeden Schiffs- 

 wand angehängt und angeschraubt werden. Bis zu 25 m Tiefe 

 liefert die Pumpe 10 1 Wasser in ca. 5 Minuten. Von 30 m an 

 wird die Wassermenge in der gleichen Zeit immer geringer. Bei 

 70 m Tiefe gebraucht man für 10 1 ca. 15 Minuten Pumpzeit. 

 Zuerst pumpt man den vermuthlichen Inhalt des Schlauches aus. 

 Dann wird die gewünschte Wassermenge in das kleine A pst ein- 

 sehe Netz gepumpt, welches in einem Kessel von bestimmten In- 

 halt Längt. Die Organismen werden durch die Pumpe nicht 

 getödtet. 



3) Quantitative Bestimmung der Fänge. 



Um das Filtrat des Aps t ein 'sehen Netzes für die quanti- 

 tative Bestimmung der Fänge noch mehr zu concentriren, bedient 

 sich Verf. des Apparates, den Secundarlehrer Hool bei der Unter- 

 suchung des Rothsees gebraucht. 



An einem 6 cm langen, trichterförmigen Netzchen aus feinstem 

 Beuteltuch ist ein 5 cm 3 fassendes Metalltrichterchen mittels eines 

 Klemmringes befestigt. Der obere Rand des Netzchens besitzt 

 ebenfalls eine Metallfassung, die genau in das Randgesenke eines 

 Tragringes passt, der an einem ca. 4 dm hohen Stativ verschieb- 

 bar befestigt ist. 



Zur Filtration wird das Plankton in den Trichter gegossen, 

 das abtiiessende Wasser in einem Papierfilter aufgefangen. Die 

 dem Tuche anhaftenden Organismen werden mit der Spritzflasche in 

 den Metalltrichter gespült, bis letzterer sich wieder mit ca. 4 cm* 

 Wasser angefüllt hat. 



l>as Pumpmaterial, gewöhnlich aus 10 1 Wasser stammend, 

 wird auf 10 cm 3 Volumen concentrirt. Von diesen wird 1 cm 3 

 auf einen Objectträger ausgegossen, auf welchen ein Metall- 

 rahmen aufgeklebt ist, der bei der Bedeckung mit einem zweiten 

 Objectträger 1 cm 3 Raum abschliesst. Im Okular ist. eine quadra- 

 tische Oeffnung aus einem Papier oder Bleeh herausgeschnitten, 

 durch welche 1 mm 3 Gesichtsfeld abgegrenzt ist. Mit diesem 

 Zählocular zählt Verf. 50 mm a ab. 



4. Beispiele von quantitativen Bestimmungen nach voriger 

 Methode. 



Verf. giebt die Resultate seiner Untersuchung des Vierwald- 

 stättersees und des Baldeggerspes in Tabellen an. — Aus diesen 

 Tabellen werden folgende Schlüsse gezogen : 



