55 



Chez des larves de rhinocéros {lucanus cervas), j'ai constalé également la 

 présence delà matière glycogène sans déterminer exactement son sicge. De 

 même, ciiez des monches, j"al pu constater, en en prenant un grand nombre, 

 que leur décoction renferme de la matière glycogène; mais je n'ai pas en- 

 core déterminé dans qnel^ organes elle peut se rencontrer. 



En résumé, j'ai établi que la matière glycogène existe d'une manière diffuse 

 dès l'apparition des premiers linéaments de l'organisation, chez les animaux 

 supérieurs, et bien avant que le foie soit en puissance de la fonction sécré- 

 îoire, soit biliaire, soit glycogi'nique. 



On voit aussi que, chez les animaux inférieurs, lorsque le foie n'existe pas 

 à l'état d'organe distinct, la matière glycogène se trouve répandue dans les 

 tissns, comme chez les embryons des animaux supérieurs. 



Enfin, on peut voir que la matière glycogène existe constamment dans 

 tous les animaux, qu'elle est dilfuse dans les organismes inférieurs et dissé- 

 minée dans les tissus et dans des organes temporaires, dans les premiers 

 temps de la vie chez les animaux supérieurs, et localisée dans le foie, qui est 

 le siège de sa formation dans les animaux élevés, 



\o DES CAUSES d'erreur DAMS L'EMPLOI DES INSTRUMENTS POUR .MESURER LA 

 PRESSION SANGUINE, ET DES MOYENS DE LES ÉVITER; par M. MaREÎ. 



Le premier hémnmètre fut celui de Hasle, dans lequel le sang lui-même 

 s'élevait à un certain niveau qui indiquait sa pression; mais cet instrument 

 était très-incommode, car il fallait un tube très-long pour loger la colonne 

 de sang fort élevée qui exprimait celte pression. 



.M. Poiseuille, en introduisant l'hémomètre à mercure, rendit un grand ser- 

 vice et fit un instrument portatif, mais il y a dans sa construction une cause 

 d'erreur. Dans ce manomètre, comme dans tous ceux qui sont formés par un 

 tube en U, la colonne mercurielle prend une vitesse acquise qui lui fait 

 dépasser le point qui exprimerait la pression réelle. En descendant, au 

 contraire, le minimum réel est dépassé en vertu de la vitesse acquise, 

 mais d'une quantité moindre que ne l'a été le maximum. 



Magendie adopta un instrument qui pare un peu à une de ces causes 

 d'erreur. En effet, il est formé d'un flacon qui sert de réservoir à mercure, 

 et d'un tube qui, sorti du flacon, se relève pour former la colonne indicatrice. 

 Lorsque le manomètre descend à zéro, il n'y aplus, comme dans les tubes en 

 U, de colonne mercurielle qui ait une vitesse, puisque tout le mercure est 

 rentré dans le flacon. Dans le sens contraire, il y a bien une erreur par dé- 

 placement du maximum, mais on peut la rendre assez faible en donnant un 

 petit diamètre au tube manométrique. C'est là le meilleur manomètre oscillant. 



M. Bernard a fait construire un manomètre qu'il appelle diff'érenciel. Il est 

 formé d'un tube en U contenant du mercure et muni, à chacune de ses bran- 



