56 



clies, d'un ajutage dui peut se mettre en rapport avec deux vaisseaux diffé- 

 rents. Dans ces cas, Fauteur pense que si l'un des vaisseaux déprime plus 

 que l'autre la colonne mercurielle, c'est qu'il aune pression plus forie. En 

 outre, cet instrument, s'il n'est mis en rapport qu'avec un seul vaisseau, de- 

 vient un véritable héraomètre de M. Poiseuillc. C'est doue un instrument à 

 deux fins. 



Ludvig introduisit dans l'hémométric un instrument à indication continue, 

 qu'il appelle kymographion. C'est avec cet instrument que Volkmann a fait 

 ses recherches sur la pression du sang. 11 se compose d'un tube en U comme 

 rhémoraèlre de M. Poiseuille; sur la colonne mercurielle, se trouve un flot- 

 teur qui, à l'aide d'une pointe écrivante, va tracer sur un cylindre tournant 

 des courbes qui fournissent des indications continues de la lU'ession du 

 sang. 



M. Yicrorat voulant faire dos recherches sur le pouls humain, ne pouvait 

 se servir d'aucun des instruments précédemment décrits, et qui tous exigent 

 une vivisection. 11 eut l'heureuse idée de remplacer par un levier interpuis- 

 sant la colonne mercurielle oscillante. Le levier appuie sur le vaisseau en un 

 point plus ou moins rapproché du centre du mouvement, et l'on peut ainsi 

 obtenir, par le tracé de l'extrémité libre du levier sur le cylindre, une figure 

 aussi amplifiée qu'on le désire de la pulsation artérielle. Comme le levier 

 simple décrirait dans ses oscillations, non pas des lignes verticales, mais 

 des arcs de cercles, M. Vierordt a corrigé celle erreur au moyen d'une dis- 

 position analogue au parallélogramme de Watt employé dans les machines 

 à Vil peur pour rendre verticale la tracliondu balancier. Pour graduer la pres- 

 sion du levier sur le vaisseau, M. Vierordt se sert de poids qu'il place dans 

 des cupules attachées au levier. 



Des différentes immcations : m.\xi.m\, mimma et moyennes, fournies 

 par ces instruments, et des erreurs qui résultent de leur emploi.— 

 Des maxiina et des minima. — Le manomètre étant un instrument de sta- 

 tique et n'indiquant une pression d'une manière exacte qu'autant que la co- 

 lonne est en équilibre stable avec cette pression, il ne faut pas s'attendre à 

 trouver dans le summum d'une oscillation l'expression fidèle de la force dé- 

 ployée; en effet, la colonne mercurielle, dans son parcours, a pris une vi- 

 tesse acquise qui lui fait dépasser ce point; seulement cette erreur n'est pas 

 également prononcés avec tous les manomètres. Tous ceux qui sont à double 

 colonne mercurielle donnent cette erreur à son maximum ; ainsi le mano- 

 mètre de M. Poiseuille, celui de M. Bernard, quand il n'est mis en rapport 

 qu'avec un vaisseau, et le kymographion de Ludvig, la donnent au plus haut 

 degré; on peut assimiler à ceux-ci le sphygmogra[ihe de .M. Vierordt, car le 

 levier chargé de -poids est projeté en l'air quand la pulsation est forte, et 

 peut quelquefois abandonner un instant le tube qui le soulève. Ces erreurs 

 par élévation exagérée du maxiunim sont beaucoup moins prononcées 



