58 

 produit dans le second. Il faut donc un tout autro système d'évaluatiou si la 

 contraction du cœur ne dure pas exactement la moitié de la révolution de 

 cet organe. 



Nous croyons avoir bien démontré (1) ailleurs l'extrême brièveté de la 

 systole du cœur qui produit, pour la forme de la pulsation une ascension 

 bien plus brusque que la descente. Nous avons indiqué aussi comment, par 

 suite de l'élasticité des vaisseaux, les deux moitiés de la pulsation sont de 

 plus en plus égales à mesure qu'où s'éloigne du cœur; la pulsation près du 

 cœur est donc telle que la moyenne ne saurait être obtenue par le procédé 

 de M. Poiseuille, tandis que, dans les vaisseaux éloignés, ce procédé donne 

 des indications de plus en plus exactes. L'appareil à indication continue est 

 dor.c le seul, parmi ceux dont il a été question, qui puisse donner en chaque 

 point les moyennes réelles, car lui seul tient compte des durées relatives de 

 chacune des périodes. Volkmann, dans son Hamodynamick, a donné des 

 moyennes obtenues avec exactitude, car il s'est servi d'un procédé employé 

 tjénéralement en météorologie, et qui consiste à peser les deux moitiés de la 

 bande de papier découpée en suivant le tracé graphique. Mais s'il a obtenu 

 la moyenne en corrigeant l'erreur, il ne semble pas en avoir soupçonné 

 la vraie cause, car la théorie des vagues qu'il admet avec Weber, ne lui 

 permettait pas de comprendre la véritable répartition du mouvement dans le 

 système vasculaire. 



Quant à M. Vierordt, son instrument, tel ([u'il l'a construit, ne lui permet- 

 tait pas de constater l'inégalité des deux moitiés de la pulsation; en effet, 

 les poids dont il charge son levier pour déprimer le vaisseau, les articula- 

 tions multiples de son espèce de parallélogramme de Watt rendent son in- 

 strument lent à se mouvoir par suite de sa masse trop considérable, et quoi- 

 qu'il ait aperçu avec des moyens micrométriques une légère inégalité entre 

 les deux périodes, il est resté bien au-dessous de la vérité. 



Pour remédier à ces différents inconvéuients, nous avons construit un hé- 

 momèlre nouveau qui donne la moyenne exacte de la tension dans le vais- 

 seau auquel on l'applique. 



(Voir pour la description de cet instrument : Annales des sciences .natu- 

 relles, 4' série, tom. Vlli, pag. 35'^ et suiv. , et Journal de physiologie de 

 M Brown-Séquard, avril 1859.) 



Nous avons en outre modilîô le sphygmographc de M. Vierordt d'une ma- 

 nière qui supprime les principales causes d'erreur de cet excellent instru- 

 ment, le seul qu'on puisse appliquer à l'exploration précise du pouls 

 humain. 



Nous aurons plus tard à présenter à la Société cet instrument modiflé 

 comme nous venons de le dire. 



(l) Thèse inauguralk, 1839. 



