282 

 reils qui ont introduit une véritable révolution dans réliule des ninii- 

 veraenls variés. 



11 devenait possible d'écrire sur un cylindre touriiaut les oscilla- 

 lions d'un manomètre à colonne raercurielle; c'est ce qui a été réa- 

 lisé par Ludwig. Le kymograpliion reçoit sur un cylindre le tracé 

 d'un pinceau porté par un Ilolleur qui monte et descend avec la co- 

 lonne de mercure. Avec cet instrument, Ludwig, Volkmann, Spen- 

 gler, etc., ont fait de nombreux et remarquables travaux sur la 

 tension et le pouls des artères chez les animaux. 



A peine connaissait-on en France ce genre de recherches, que déjà 

 un procédé nouveau tendait en Allemagne à se substituera l'emploi 

 du kymographion. Karl Vierordt imagina d'adapter à l'artère un le- 

 vier que chaque pulsation soulèverait, et qui, redescendant dans l'in- 

 lervalle de deux pulsations consécutives, fournirait des mouvements 

 d'ascension et de descente qui s'inscriraient sur le cylindre comme 

 les mouvements de la colonne mercurielle dans l'appareil de Ludwig. 



Ce nouvel instrument permettait d'appliquer à la physiologie hu- 

 maine et à la clinique des recherches qui, jusque-là, ne pouvaient 

 être faites que sur les animaux, car elles exigeaient une vivisection. 

 Toutefois, dans la construction du nouvel instrument existaient en- 

 core des défauts considérables qui le rendaient impropre à fournir les 

 indications de la forme du pouls, ce qui est précisément le plus essen- 

 tiel et en même temps le plus dit'licile à saisir par le toucher. 



Dans un ouvrage inlilulé Die leiuie von auterie.npuls , l>rauu- 

 schweig, 1855, Vierordt donne la ligure de son instrument et les 

 tracés obtenus par lui dans dilîéreutes conditions physiologiques ou 

 morbides. 



Le sphygmoyraplie de Vierordt est formé do deux leviers unis entre 

 eux par une sorte de parallélogramme de Watt destiné à corriger 

 l'arc de cercle dans les oscillations. La multiplicité des articulations 

 doit entraîner de nombreux frottements, et de plus le poids consi- 

 dérable des leviers et de leurs annexes a déterminé le physiolo- 

 giste allemand à équilibrer son instrument au moyen d'un contre- 

 poids placé sur le prolongement du levier principal. Comme de 

 plus il faut, pour que le pouls se produise, que l'artère soit déprimée 

 avec une certaine force, c'est avec un nouveau poids placé sur le 

 levier lui-même que Vierordt cherche à obtenir cette dépression du 

 vaisseau. 



