283 



La masse considérable de rinslrument est précisément la cause qui 

 enlève aux indications obtenues leur plus grande valeur. Le sphyq- 

 mograp/ie pondéré oscille connue le ferait une balance presque 

 équilibrée, mais dont les deux plateaux seraient très-chargés; les 

 mouvements d'ascension et de descente du levier sont sensiblement 

 isochrones. Le nombre des pulsations, leur plus ou moins de régula- 

 rité et leur amplitude sont donc les seuls caractères que fournisse le 

 sphygmographe de Vierordt. 



C'est à l'insufiisancede ces indications aussi bien qu'à l'incommo- 

 dité de l'appareil, peu portatif à cause de son volume, que nous avons 

 cherché à remédier par la construction d'un nouveau sphygmographe 

 ipii n'a de commun avec l'appareil allemand que l'emploi du levier 

 comme moyen de transmettre et d'amplifier la pulsation. 



Notre première préoccupation fut de donner au nouvel instrument 

 toute la sensibilité nécessaire, ce qui ne pouvait s'obtenir qu'avec une 



extrême légèreté du levier L. Gomme, d'autre part, il fallait exercer 

 sur l'artère une pression assez considérable pour obtenir la pulsation, 

 nous nous sommes servi, à cet efïet, d'une pièce tout à fait indépen- 

 dante, et qui est formée par un long ressort d'acier R, qui vient appli- 

 quer sur l'artère une petite plaque d'ivoire avec une force que l'on 

 peut graduer à volonté, au moyen d'un bouton de réglage. Les mou- 

 vements que cette plaque reçoit des pulsations artérielles sont trans 

 mis à la partie inférieure du levier, assez près de son centre de 



