284 

 mouvement pour que l'extrémilé libre se meuve dans une étendue 

 suffisante. 



Tout l'appareil est établi sur une sorte de brassard BB, qui s'adapte à 

 l'avant-bras, et en assure la parfaite fixité. Enfin le tracé est reçu sur 

 une petite plaque de verre ou de métal P, qu'un mouvement d'horlo- 

 gerie H conduit parallèlement au levier et avec une vitesse connue, 

 qui sert à évaluer la fréquence du pouls. 



L'instrument n'ayant en tout qu'une longueur de 18 centim. et un 

 poids de 240 grammes, est aussi portatif qu'on pouvait le désirer. 



L'inspection comparative des tracés obtenus par la machine de Vie- 

 rordt et par la nôtre, est nécessaire pour bien faire comprendre la 

 différence des indications que donnent les deux instruments. 



Fig. 1. 



La figure 1 représente un tracé du pouls à l'état de santé donné par 

 Vierordt. 11 est facile de reconnaître l'isochronisme des périodes d'as- 

 cension et de descente du levier, caractère commun à tous les tracés 

 donués par le physioloiriste allemand. 



Fig. 2. 





Dans la figure 2 sont réunis bout à bout des tronçons de différents 

 tracés, afin de faire ressortir la variété des indications de notre appa- 

 reil. Toutes ces formes sont des types physiologiques recueillis dans 

 des conditions de tension de plus en plus faible. Nous avons cru devoir 

 conserver pour notre instrument le nom de sphygmographe que 

 Vierordt a donné au sien. Ce nom rappellera que le physiologiste al- 



