134 



Lorsqu'on a ainsi obtenu l'imperméabilité, il suffît de plonpcr l'é- 

 preuve dans un vase contenant une certaine quantité d'eau ; la quan- 

 tité du liquide déplacé donne le volume de celui-ci. Voici Finstru- 

 ment que nous avons imaginé, et que nous proposons d'appeler en- 

 domètre crânien de evôov (dedans) et ixéTpov (mesure), tel que nous 

 l'avions d'abord fait construire. On prend un vase cylindrique haut de 

 20 à 21 centimètres et de 16 à 18 centimètres de diamètre, aussi ré- 

 gulier que possible. 



Il est évident que plus le vase sera étroit, plus les degrés par les- 

 quels on évaluera sa capacité seront espacés, et par conséquent plus 

 l'instrument sera sensible. C'est ce qui nous a déterminé à y plonger 

 l'épreuve en plâtre en plaçant le grand diamètre verticalement, et la 

 grosse extrémité ou occipitale en bas, pour rendre l'équilibre stable. 

 Les dimensions du vase que nous venons d'indiquer permettent do 

 l'introduire sans qu'elle touche les parois du bocal. 



Comme la plupart des épreuves sont creuses, elles surnagent assez 

 souvent, ce qu'il faut empêcher. C'est pourquoi une traverse aplatie 

 en cuivre est solidement fixée par les deux extrémités repliées en 

 forme de pinces plates sur le bord supérieur du vase qui est renversé 

 en dehors. On use ce bord supérieur à Fémeri, ainsi que son fond 

 pour les dresser. Cette traverse est superposée au diamètre du vase 

 et mobile; c'est-à-dire qu'on peut Fôtcr pour Fintroduction de l'é- 

 preuve et la replacer ensuite. Un tube en cuivre lui est soudé verti- 

 calement dans son milieu ; dans l'intérieur de celui-ci se meut à l'aide 

 d'une crémaillère une tige terminée en bas par une pointe mousse, 

 qui vient presser la partie supérieure du plâtre et le maintient con- 

 tre le fond du bocal. 



Un support en cuivre muni de trois vis sert à dresser horizontale- 

 ment, à l'aide de deux niveaux d'eau, le fond du vase sous lequel il 

 est placé. L'échelle des divisions marquées sur le vase doit être per- 

 pendiculaire à ce fond, et ces divisions horizontales, lorsque le niveau 

 a été établi à Faide de trois vis, c'est-à-dire lorsqu'elles sont paral- 

 lèles à la surface du liquide contenu dans le vase. 



Une fois l'épreuve maintenue, on verse de l'eau jusqu'à ce qu'elle 

 rase Fextrémité supérieure de celle-ci. 



Un curseur se mouvant en totalité avec la main pour les grandes 

 distances, avec des vis de rappel pour les petites sur une règle verti- 

 cale en cuivre, indique sur l'échelle gravée sur le verre le volume de 



