182 

 blême en appliquant aux instruments destinés à l'extraction des dents, 

 un système qui a pour but d'interrompre le courant lorsque l'instru- 

 ment est à l'état de repos, mais qui rétablit sa continuité par la pres- 

 sion exercée sur un bouton ou sur tout autre point qui varie de po- 

 sition suivant la forme du système. 



Je vais succinctement donner un aperçu des systèmes que j'ai appli- 

 qués à quelques instruments : 



Dans le début j'avais appliqué à une clef simple une forme telle que 

 pendant l'extraction la pression d'un doigt ou de la paume de la main 

 sur un bouton qui présentait un certain point du manche rétablissait 

 la continuité du courant. Avec cette forme de système l'opérateur pro- 

 duisait presque toujours la simultanéité entre la déchirure du nerf 

 dentaire et le passage du courant, mais néanmoins la pression sur le 

 bouton pouvait quelquefois précéder le mouvement de bascule, et l'o- 

 pération se faisait alors avec douleur; la seconde forme que j'ai appli- 

 quée à une autre clef simple est beaucoup plus avantageuse, parce que 

 la continuité du courant se rétabit d'elle-même pendant l'extraction; 

 de telle sorte que l'opérateur n'a besoin de s'occuper que de la partie 

 purement chirurgicale de l'opération, 



La tige de la clef préalablement insolée au moyen d'un tube de caout- 

 chouc et communiquant avec la source électrique, présente vers le 

 panneton et la tige qui supporte le crochet une telle disposition qui 

 empêche le courant de passer dans le crochet; mais lorsqu'il a saisi la 

 dent et que le mouvement de bascule commence, la traction que la 

 résistance de la dent transmet à la tige à piston, suffit pour détermi- 

 ner le passage du courant de la tige de la clef au crochet. 



Les pieds de biche que j'ai préparés ont une forme de système telle 

 que pendant l'extraction, la pression de la paume de la main sur la 

 grasse extrémité du manche établit la continuité du courant. 



Quant aux daviers j'ai fait une forme de système applicable à tous les 

 instruments de ce genre, c'est un anneau métallique dont le chaton est 

 en ivoire et un peu volumineux; il est destiné à recevoir un fil conduc- 

 teur et à être placé à la partie moyenne du doigt qui exerce une plus 

 grande pression lorsque le davier est saisi ; la main étant préalablement 

 gantée et Tun de ses doigts muni de l'anneau, l'opérateur saisi le davier 

 et l'applique sur la dent; aveccette pression exercée par lespetites bran- 

 ches de l'instrument sur le collet de la dent, le courant ne se continue 

 pas encore par le davier; mais si l'opérateur serre fortement l'mstru- 

 ment, le doigt muni de l'anneau exerce une pression sur un ressort, 

 dans l'intérieur de cet anneau, alors une tige métallique appartenant 

 au ressort traverse le chaton et se met en contact avec le davier. 



Si, dans les nombreuses expériences que j'ai faites avec des clefs pré- 



