üeber Lichtwirkung und Chlorophyllfunction in der Pflanze. 35 



apparate werden von den federnden Klemmen unterhalb der Linse 

 leicht festgehalten. 



In manchen Fällen ist es bequemer, an Stelle dieser Absorp- 

 tions-Apparate die kleinen Fläschchen mit eingeriebenem Glasstöpsel 

 (Fig. 5), wie sie Desaga seinen Spectralapparaten beigiebt, zu benützen. 

 Obgleich sie nicht ganz so reine und scharfe Bilder geben , wie die 

 vorher genannten Apparate, so genügen sie doch bei vorsichtigem 

 Gebrauch vollkommen für den vorliegenden Zweck. Doch lassen 

 sie sich nicht in den Dimensionen herstellen, um sie unterhalb 

 der Linse, die ja ganz von ihnen bedeckt werden müsste, anzu- 

 bringen. Die grössten, die mir Greiner und Friederichs in Stützer- 

 bach in Thüringen anfertigten, sind 27 mm lang, ebenso breit und 

 8V2 bis 9 mm. hoch. Sie erlauben, Flüssigkeitsschichten von 5 bis 

 6 mm. Dicke anzuwenden, die vollkommen ausreichen. Legt man 

 sie auf den beweglichen Tisch des Microscopes über dessen mitt- 

 lerer Oeflfnung, so sind sie gerade gross genug, um bei meiner Vor- 

 richtung den ganzen Lichtkegel aufzunehmen, der aus der Linse aus- 

 tritt. Damit der Objectträger, oder die Gaskammer mit dem Yer- 

 suchsobjecte, nicht unmittelbar auf diese Fläschchen zu liegen kommt, 

 kann man dieselben durch einen Glasring von passender Höhe unter- 

 stützen. Für Versuche mit Gasen benütze ich bei diesen Experi- 

 menten im intensivem Licht an Stelle der gewöhnlichen gläsernen 

 Gaskammern, die hier aus mancherlei Gründen unbequem sind, nie- 

 drige Metallkästen, deren unterer Boden von einer eingekitteten Glas- 

 platte gebildet wird und deren Deckel in der Mitte eine Oeffnung 

 besitzt, welche durch ein innen angekittetes Dickglas verschlossen 

 ist. Der Deckel wird beim Gebrauche gut verschmiert und durch 

 angebrachte Klammern und Schrauben genügend angepresst. Diese 

 Gaskästen (Fig. 3) haben mir gleichfalls Schmidt und Haensch in 

 Berlin angefertigt. 



Bei den Versuchen im intensiven Licht beschlägt aber häufig, 

 wenn die Gase durchgeleitet werden, der Boden der Gaskammern 

 und wird undurchsichtig. Das Bild wird hierdurch schon nach 

 kurzer Zeit undeutlich und der Versuch wird unausführbar. Um 

 dies zu vermeiden, muss man den Boden der Gaskammern mit einer 

 Wasserschicht bedecken. Zu dem Ende habe ich, um das Durch- 

 strömen der Gase nicht zu hindern, auf diesem Glasboden der Kammer 



