4 Chr. Hansteen 



med det förstes* IXaar dettes optiske Axe er indslillct paa 

 Overfladen af Qviksölvet i det Jukkede Rör, saa angiver 

 IXonien Afstandcn imellem beg-ge Mikroskopers optiske 

 Axer, altsaa Qviksölvhöiden, til ^^ af en Fransk Linie, 

 hvoraf endog det Halve kan gisses. Til at undersög^e, om 

 Afslanden mellem beg^ge Mikroskopers optiske Axer virke- 

 Jig' er nöiaglig- 28 Franske Tommer, naar det överste Mi- 

 kroskops Wonius angiver 28" O^'-O, er medg^ivet en Mes- 

 8ing:-Etalon5 paa hvilken i to indlagte Sölvplader ere ind- 

 skaarne to fine Streger nöiagtig" i en Afstand af 28 Fr. 

 Tommer fra Liuanden» ]>aar Scaiaen afskrues af Barome- 

 teret og lægges paa denne Etalon saaledes, at det faste 

 Mikroskop's Filamentkryds noiagtig^ dækker den ene af disse 

 Streg^cr, saa skal det andet Mikroskops Filamentkryds 

 dække den anden S treg, naar Nonien staaer paa 28" O'^.O. 

 Indtræffer dette ikke, da kan Feilen rettes ved en Correc- 

 tionsskrue, som er anbragt ved det underste fasle Mikro- 

 skop. I 1833 blev denne Berigtigclse udfört, og' ved en 

 ny Prove i 1838 fandt jeg' intet at rette. 



Hver Barometerhöide er reduceret til Temperaturen 0^, 

 hvorved er tag^ct Hensyn saavel til Scalens som til Qvik- 

 ßölvets Udvidelse. Det Fortinske Barometer har kuns eet 

 Thermometer, hvis Kugle er indsluttet i det Barometerröret 

 omg^i vende Messing rör, paa hvilket Inddelingen er anbragt 5 

 det tjener altsaa til at angive Qviksölvets og" Scalens fæl- 

 leds Temperatur. Paa det Pistorske Barometer ere to Ther- 

 momètre anbragte; det enes Kugle er indlagt i Messing- 

 scaleu omtrent ved dens Midte, og skal saaledes angive 

 dens Temperatur- det åndets Kugle er nedsænket i et med 

 Qviksölv fyldt Glasrör, af samme Kaliber, som Barometer- 

 röret, og er anbragt inde i den Barometeret omsluttende 

 Træekapsel tæt ved Barometerröret i den överste Tredie- 



