38 Chr. Hansteen 



i Berlin. Efteråt Scalen paa begge de Clausensl;e TLer- 

 mometre var inddelt i Grader og Iirer Grad i 5 Dele, hvilke 

 sidste cndua efter Öiemaal kunde underdeles i miudre Dele, 

 da hver Grad havde en Længde af et Par Linier, bleve de 

 af mig omhyggelig undersögte efter den Besselske Metho- 

 de, og derved Correcliooer bestemte for hver Grad imelleni 

 de yderste Grændser, saa at jeg troer at kunne antage, at 

 enhver rigtig aflæst Temperatur er, naar Correctionen an- 

 bringes, sikker til et Par Hundredele af en Grad. Paa 

 Officiers-Vagten blev tillige ophængt det ovenomtalte Ther- 

 mometer af Schaffrinsky, som havde Fahrenheitsk Inddeling, 

 og begges Angivelser bleve antegnede i Dagbogen f hvor- 

 ved en gavnlig Control for lagltagelsernes iNöiagtighed, 

 og Sikkerhed for at opdage Skrivfeil, opnaaedes, Paa 

 begge Vagter bleve Thermometreue beskyttede for Sol- 

 straalernes umiddelbare Virkning ved en Skjærm af malet 

 Seildug. Paa begge Vagter antegnedes de hele Grader, 

 og Femtedelene, samt Brok af disse sidste. Ofßciererne 

 vante sig snart til at angive Tiendedele af Femtedelene, 

 altsaa J^ af en Grad^ paa det Fahrenheitske Thermometer 

 aflæstes Tiendedelene af en Grad. En noget udförligere 

 forelöbig Anmeldelse af disse lagttagelser findes i dette 

 Magazins forste Række, ottende Bind S. 328—337. lagt- 

 tagelseme begyndte den Iste Jaoaar 1827 og fortsattes til 

 Enden af 1828. 



Forend jeg skrider til 3leddelelsen af lagttagelserne, 

 finder jeg det gavnligt, at anföre nogle Ord om den INöi- 

 agtighed, Resultaterne kunne antages at have fra lagttager- 

 nes Side. Paa Officiers-Vagten viser Sammenligningen af 

 begge Thermometrenes Angivelser, efteråt de behörige Cor- 

 rectioner ere anhragte, i Almindelighed en saa fuldkommen 

 Overeensstemmelge, at det er klart, at disse lagttagelser 



