274 Chi\ Hansteen 



punkt fik en excentrisk Belig-g^enhed , og" Inclinationen 

 beregnedes da efter den ovenfor S. 230 meddelte For- 

 meJ. f 1828 erholdt jeg fra Ertel i München et andet 

 Inclinatorium af 6 Franske Tommers Diameter, som var 

 bestilt for min Sibiriske Reise; paa dette er hver Grad 

 deelt i 6 Dele. Naalen, som er flad og tilspidset mod 

 begge Ender, har 3 forskjellige Axer, hvilke kunne om- 

 byttes med hinanden og omdreies i det i Naalens Midte 

 befæstede Rör. I 1830 erholdt Observatoriet et Inclina- 

 torium af Gambey i Paris af den sædvanlige Innretning- 

 med to 9 Tommers INaale, hvortil jeg senere har Jadet 

 forfærdige en tredie Naal. I disse Naale kan Axen ei 

 omdreies 5 for imidlertid ogsaa ved dette Instrument at 

 kunne frigjöre licstemmelserne saavidt mueligt fra de af 

 Tappernes Form udspringende Feil, har jeg til dette 

 saavelsom til det Ertelske ladet forfærdige en Messing- 

 skrue med en Möttrik, som kan befæstcs paa Axen, 

 hvorved Naalens Tyngdepunkt efter Behag kan bringes 

 mere eller mindre uden for Omdreiningsaxens Middel- 

 linie. Af de forskjellige Observationsrækker med disse 

 tre Instrumenter finder jeg, at den sandsynlige Feil af 

 en enkelt lagttagelse er ved det Dollondske r=(»,R27, ved 

 det Ertelske =:r>,407, ved det Gambeyskc =2,519. Föl- 

 gelig give 10 lagitagelser med det sidste samme iNöiag- 

 tighed, som 46 med det an<Iet og som 73 med det för- 

 ste. Den sandsynlige Feil ved en enkelt lagttagelse har 

 ved det Gambeyske Instrument i de sidsle Aar mærkelig 

 tillaget, hvortil jeg ikke kan opdage nogen Aarsag, ef- 

 tersom Axerncs Tapper (o forsljjellige Gauge ere hieven 

 polerede, saa at det ei l.an forklares af Rusfplelter eller 

 I jevnheder paa disse. Dette kan sees af folgende Satn- 

 meustilling: 



