Meteorologico. 577 



fu'fficientemeiue efatti i rifultati delle quotidiane ofiervazioni 

 pluviometriche quando eOe iieno per lungo tempo contino- 

 vate, e il confrontino moltiffimi , e non troppo brevi fpazj di 

 tempo fra di loro , perchè in tal cafo gli errori pofllbili ora 

 in più ora in meno lì compenfano; ma non potrà mai dir- 

 li per efempio che in un mefe la pioggia indicata da uu 

 tale pluviografo fìa precifamente quella che è caduta in quel 

 raefe fopra tutta la fuperficie della città. 



Fin qui del pluviografo ; venghiamo ora all' atmidometro o 

 atmidografo . Io diedi nel tomo quarto degli Opufcoli fcielti 

 milanelì (a) fino dall'anno 1781 la defcrizione colla figura 

 dell'ordigno, col quale mifurare fi potelfe giornalmente la 

 evaporazione dell' acqua; in feguito nel 1782 refi orario que- 

 fto ftromento coficchè con eflb fi potelFe vedere fegnata in 

 ogni ora del giorno la quantità parziale di efla evaporazio- 

 ne , ed a queirOpufcolo ancora mi riporto per evitare le 

 inutili ripetizioni ; fé non che debbo ora aggiugnere che in 

 quella macchina principalmente più che nelle fopraddefcritte è 

 neceffario mettere in pratica il meccanifmo della matita, che 

 feriva fui vetro per diminuire al poflìbile lo sfregamento che 

 nuoce moltiffimo alla fenfibilità della bilancia. Del rimanen- 

 te le ragioni, per le quali mi fìa fembrata preferibile la bi- 

 lancia agli altri metodi di mifurare l'evaporazione, e l'uti- 

 lità di quefie offervazioni per giudicare dello fiato dell'at- 

 mosfera poflono vederli nelli due Opufcoli fopraccitati . 



Anche un igrometro è necefTario in un ofiérvatorio me- 

 teorologico, il quale potrebbe afTai facilmente renderli ora- 

 rio , e difatti io l' aveva refo tale adottando la corruzione 

 delle due tavolette che fi fcoftano fra di loro riftringendofì 

 per lo afciutto, e lì accodano gonfìandofi ad un diprefTo co- 

 me fi vede indicato prefl'o il Sig. Magillan (b) ; ma l' efpe- 

 rienza mofirato avendomi che tale firomento indica fempre 

 il paflato non l'attuale ftato dell'atmosfera, ho rinunziato 

 Tom. V. Bbb 



(a) Ved. pag. ij8 lettera de! R. P. za deirofTervatore la quantità della eva- 



D. Pietro Mofcati al Ch. Sig. de Satif- porazione che fìegue ogni ora del giorno. 

 furi ecc. e T. V. pag. 46. De- (i) Magellan CoUeftion des differents 



fcrizione d'un nuovo atmidometro o- traitès ecc. Londres 1780. Sur ies 



rario col quale fi può fapere in alien- meteorographes perpetuels pag. i<?. 



