5(5ó Maniera dj far stRviRE 



Può farfi l'efperienza anche col femplicc elettrometro non 

 armato della verghetta metallica; ma allora eirenclo pochidi- 

 ma l'elettricità contenuta ne' foli pendolini e cappelletto, le 

 -ne va via troppo prefto . 



Riducendo ora in un fol punto di vifla refpreluone e la 

 teoria di quefte ultime fperienze , è facile comprendere dal 

 fin qui detto che il numero de'minuti fecondi, pe' quali iì foflie- 

 ne l'elettricità, malgrado l'indicato toccamente, debb'eflere 

 maggiore: i". fecondo che il corpo impiegato a portar via 

 cotelìa elettricità è di fua natura meno deferente : 2°. quant' 

 egli è maggiore in lunghezza: 3°. quanto è minore in lar- 

 ghezza e groflezza ( giufta ciò che riguardo a tali dimcnfio- 

 ni abbiamo moftrato nel § 2. ): 4°. finalmente a milura che 

 trovali più fecco. E però, quando lì determini la fj^ccie del 

 corpo 5 e le fue dimenfioni, refta per elemento variabile la 

 fola umidità ; e puo(fi per confeguenza giudicare dei gradi 

 di quefta dalla durata dell'elettricità nell'elettrometro, che 

 \dene col dato corpo toccato . 



Qtianto alle varie fpecie di corpi , moltillìmi fono quelli , 

 che ho fperimentati a quefto intento ; e non pochi mi han 

 promciìo fulle prime buona riufcita . Ho porti dunque al ci- 

 mento tagliuoli di legno, paglie, e ioglie fecche , fili, e 

 ftofiè di lino, di canapa, di cotone, di lana, carta comune 

 da fcrivere , carta fciugante , e d' ogni altra qualità ; varie 

 membrane, e cuoj, e pergamene; corde a budello, ferole, 

 crini; olfi, unghie, corni, avorio, teftuggine , balena, pen- 

 ne : ma qual per uno , qual per altro inconveniente ho 

 abbandonati quali tutti quefti corpi; e riftretto mi fono or- 

 mai a tre o quattro foli, cioè la pergamena lottile, roflo 

 di balena, l'avorio, e la parte cornea e lucida delle penne; 

 tra'quali non fono ancor decilb a cui dare la preferenza. 

 Varj , come i legni e le paglie , i fili di lino ecc. molte 

 membrane e cuoj, quafi tutti gli offi, la carta, li ho rifiu- 

 tati, perchè divenivano troppo deferenti per un umido, che 

 s'accoflava al m affini , a fegno che involavano tutta l'elet- 

 tricità dell'elettrometro in meno d'un minuto fecondo, 

 quando 1' igrometro a capello di Saujjure mancava ancora 

 di alcuni gradi dal giungere ai 100, che e il punto che 

 indica l'umidità eftrema , quella ef gr. della nebbia. AIcu- 



