l' ELSTTR.OMETRO ATMOSFERICO CCC. 567 



ni altri, e fono le fecole e i crini, li ho rigettati per un 

 difetto tutto oppofto, e voglio ciirc perche divenivano quafi 

 intieramente coibenti ad un fecco di 25 , 30 gradi, o poco 

 più 5 dell' iftellb igrometro, quando cioè difcende a foli 75 

 70 o 6S gradi della fua fcala : il qual fecco , febben avven- 

 ga di raro naturalmente in luogo coperto dal fole ( ove 

 debbefi confultare ogni igrometro , per giudicare dell' umido 

 dell'ambiente; non mai al fole, che rifcaldando la foftanza 

 igrometrica verrebbe a diseccarla alìlii più dell'aria, che la 

 circonda ), pure qualche volta fi oflrerva,ed anche maggiore. 

 Ve n'ha pure tra i fummentovati corpi , che vanno foggetti 

 all'uno e all' altro di quefti oppofti difetti, che fono cioè 

 troppo buoni conduttori per un umido eltrsmo o quali, e 

 troppo coibenti per un fecco alquanto più che mediocre ; di 

 tal indole è la carta , la quale inoltre è foggetta a variare 

 nel grado di conducibilità indipendentemente dall'umido, 

 divenendo fudicia , o in altro modo alterandoli ; ne va efen- 

 te da fiflfatti incomodi la pergamena , che abbandonerò forfè 

 anch' efTa, riducendomi da ultimo all' ofTo di balena, o alla 

 parte cornea delle penne , e all' avorio : dei quali corpi , 

 altronde più conliftenti , e di natura durevoliflimi , e che , 

 quando occorra , lavare fi pofibno per renderli netti e mon- 

 di , prendendo delle lifierelle fottili larghe da una in due 

 lince, e lunghe da uno a tre pollici, fecondo che fperimen- 

 tando trovafi convenire; quelle quand'anche fi tengano efpo- 

 fte lungamente ad un'aria umida all' efiremo, alla nebbia ecc. 

 fchivando foltanto di bagnarle , non avverrà che fpoglino 

 mai l'elettrometro di tutta l'elettricità, né che ve la tac- 

 cian cadere dai io ai 2 gradi , come vogliamo , più prefi^o 

 di un minuto fecondo, o mezzo almeno, e d' altra .parte 

 efpofte le fi:efle lifierelle all' aria più fccca , che naturalm.en- 

 te dar fi polla ( ben intefo all' ombra), a un fecco, in cui 

 r igrometro di Saujfure fegni 60 gradi , ed anche meno , 

 non fi comporteranno già a guifa di aflbluti coibenti , ma 

 più deferenti ancora che coibenti verranno a capo di diiri- 

 pare l'elettricità dell'elettrometro in due o tre minuti pri- 

 mi al più : durata fopportabile , e che non rende l' oflTervazio- 

 ne troppo nojofa . 



L'avvertenza di non efporre al fole la lifterella di balena 



