V ELETTROMETRO ATMOSFERICO eCC. 571 



pendolini in un tempo sì corto e indifcernibile ( come un quar- 

 to, un fefto,un ottavo di fecondo), che fembrerà un iRante. 



Ma che? Se anche allora che quefli cadono, o fembran 

 cadere all'iftante, ofTervar pofllamo qualche gradazione. A 

 queft' effetto bafta in luogo di applicare la lifterella femicoi- 

 bente al cappelletto , o alla picciol afta ond' è guernito 

 l'elettrometro, farvela toccare foltanto di volo , e darvi con 

 quella delle percolfe , in guifa che piegandoli effa lifterella, 

 mentre colla punta folamente della fua unghia metallica col- 

 pifce detta afta, ne sfugga rapidamente il contatto. In quc- 

 tto modo avverrà, che li pofl'ano ripetere 8 io 15 di tali 

 fchiaffi odia colpi celeremente vibrati prima che decada 

 l'elettricità dell'elettrometro dai foliti io gradi ai z , ancor- 

 ché la lifterella, che s'adopera, per l'eftremo umido dell'am- 

 biente cui fu efpofta , anzi per vera bagnatura, lìa atta a 

 diftruggere tale elettricità in meno d'un mezzo fecondo, fé 

 invece di percuotere con ella cosi alla sfuggita , fi tiene al 

 confueto modo applicata al cappello od afta dell' elettrome- 

 tro . 



Veduto come, e quanto le noftre prove igrometriche coli' 

 elettrometro vanno più in là di ciò che fegna l'igrometro a 

 capello , per quel che riguarda l' umido eftremo ; giacche 

 indicano al di più varj gradi di bagnato, che tal igrometro 

 non dimoftra punto ; paffiamo ora a vedere fin dove arriva- 

 no riguardo al fecco . Per verità qui reftano molto addietro 

 dal termine a cui giunge l'igrometro di Saujjìvrc , e di de 

 Lue, vuo'dire da quel fecco eftremo procurato coli' arte, 

 d'onde comincia la loro fcala di umidità, e eh' è fc;gnato 

 zero. Ho indicato fopra , che le mie prove s'eftendono mol- 

 to comodamente , ed offrono una affai grande fcala dalla 

 umidità eftrema tino a quella fegnata 60 gradi circa nell' 

 igrometro di Saujjìire : or dirò , che poco più fotte può pro- 

 lungarfi tale fcala, cioè fino a 50 o 45 al più; giacché di- 

 venendo per un fecco maggiore di quefto coibente del tutto 

 o qua fi , la folita lifterella di penna, d'avorio, o di balena, 

 più non vale a portar via l'elettricità dall'elettrometro, on- 

 de ve la lafcia fufliftere e dieci, e venti minuti primi, e 

 qualche ora, fé occorre: anzi anche allora, che l'igrometro 

 fuddetto fegna foltanto 45 o 50 gradi divien nojofa di mol-' 



C e e e ij 



